Diese Beobachtungen führen zu der Gleichung: 



Beobachtete Temperatur ^ 100.° 1497 — 0.°0007588 . ^Z-f-o.** 0000 1899 . ä^ 



wo d die Länge des über der Kautschukplatte herausragenden Queck- 

 silberfadens in Millimetern ist. «Berechnet» giebt die Werthe der Formel 

 und O. — B. die Abweichung der beobachteten von den berechneten 

 Werthen. 



Man sieht, dass die Wirkung des herausragenden Fadens sich be- 

 merklich macht. Von 2 bis 2^ Millimetern verursacht er ein Sinken 

 von o°oo6. Unter 2 mm giebt die P'ormel einen Zuwachs pr. Millimeter 

 von o°.ooo77, von 2 bis o mm von o.°ooi6. Die mittlere Abweichung 

 einer einzelnen Beobachtung von dem berechneten Werth ist ± o. "00085. 

 Dies giebt ims das erste Maass der Genauigkeit einer Hypsometerbeob- 

 achtung unter günstigen Umständen. Um die erreichbare Genauigkeit zu 

 gewinnen, muss man die Höhe des Quecksilberfadens über der Kautschuk- 

 platte so regulieren, dass sie nicht mehr als ein Millimeter von der 

 normalen Höhe abweicht. Diese kann passend auf 2 mm gesetzt werden. 



Da das Herausragen des Quecksilberfadens zu niedrige Werthe für 

 den Siedepunkt giebt, während der Oberdruck im Dampfraume zu hohe 

 Werthe giebt, tritt hier eine gewisse Kompensation ein, welche den 

 beobachteten Siedepunkt dem wahren, dem gegenwärtigen Luftdruck 

 entsprechenden, naher bringt. 



Es ereignet sich, dass im Laufe der Zeit sich kleine Quecksilber- 

 theile als Flocken in der Thcrmometerröhrc absetzen. Das Volum von 



