1 899- No. 2. DAS HYPSOMETER ALS LUFTDRUCKMESSER. 1 7 



diesen kann einen beträchtlichen Theil eines Zehntels Millimeter aus- 

 machen, und sie müssen daher mit dem Faden in Verbindung gebracht 

 werden. In dem Falle, dass die Flocken sich nicht weit von dem Ende 

 des Fadens am Siedepunkt befinden, kann man sie dadurch entfernen, 

 dass man den Behälter ins kochende Wasser hinabschiebt. Der dadurch 

 bewirkte Zuwachs des Druckes treibt die Quecksilbersäule in der Röhre 

 in die Höhe, so dass sie die Flocken verschlingen kann. Eine grössere 

 Wirkung erhält man durch das Herabsenken des Thermometerbehälters 

 in kochendes Salzwasser. Eine andere und vielleicht die beste Weise 

 ist, das Thermometer bei gewöhnlicher Temperatur umzukehren, so dass 

 der Behälter nach oben kommt, und mit leichten vertikalen Stössen 

 etwas Quecksilber in die Röhre herabzubringen, so dass es die Flocken 

 aufnimmt, und dann das Thermometer wieder umzukehren. Sollte während 

 des Transportes — was beim Transport von Paris nach Christiania 

 sich ereignet hat, auf meinen Reisen in Norwegen aber nicht — die 

 obere Erweiterung der Thermometerröhre theilweise oder ganz mit 

 Quecksilber gefüllt sein, so muss dieses selbstredend in die Röhre und 

 den Behälter hinabgeschaft't werden. Falls es nicht willig mittels leichter 

 vertikaler Stösse geht, kann man den oberen die Erweiterung umschlies- 

 senden Theil des Thermometers vorsichtig erwärmen, z. B. im Dampf- 

 raum des Siedeapparats (Behälter oben) oder über einer Lampe unter 

 stetiger Umdrehung, und dann das Thermometer rasch nach der ge- 

 wöhnlichen Stellung (Behälter unten) umkehren. 



Die Barometer, welche ich benutzt habe, sind das Normalbarometer 

 des norwegischen meteorologischen Instituts Wild-Fuess No. 214 und 

 das Reisebarometer Wild-Fuess No. 370. Das erste hat einen Röhren- 

 diameter von 1 1 mm und der mit Feinschraube versehene Nonius giebt 

 0.05 mm direkt an. Das andere hat eine Röhrenweite von 8 mm, und 

 der mit freier Hand zu stellende Nonius giebt o. i mm. Bei beiden 

 wurde 0.0 1 mm nach Schätzung notiert. An beiden Barometern wurde 

 sobald die Rohrwände sich schmuzig zeigten oder die Quecksilberkuppe 

 ungewöhnlich gewölbt, das kurze Rohr immer mit einem Wischer aus 

 reiner Leinwand gereinigt, und dasselbe sowie die Kapsel mit ge- 

 reinigtem Quecksilber wieder gefüllt. Das Vakuum wurde an jeder Station 

 geprüft durch Beobachtung mit grösserem und kleinerem Vakuum. Es 

 zeigte sich immer befriedigend. Grosse Vorsicht wurde angewendet, 

 um das Thermometer des Barometers von der Wirkung fremder Wärme- 



Vid.-Sel8k. Skrüter. M.-N. Kl. 1899. No. 3. 2 



