1 899- No. 2. DAS HYPSOMETER ALS LUFTDRUCKMESSER. 21 



ablesung oder umgekehrt zu finden, ist es hier gleichgültig, welche Tafel 

 man benutzt, wenn nur dieselbe Tafel dazu benutzt wird um den Siede- 

 punkt aus dem Luftdruck oder den Luftdruck aus dem Siedepunkt zu 

 finden. 



Der Unterschied zwischen dem berechneten Siedepunkt und der Ab- 

 lesung des Hypsometers ist dessen Korrektion. 



Es ist indessen zweckmässig diese Korrektion in zwei Theile zu 

 trennen. Der eine Theil ist die Kaliberkorrektion. Der andere wird, 

 wenn der erste angebracht worden ist, praktisch genommen, eine lineare 

 Funktion des Thermometerstandes, bei den wenigen Graden, um welche 

 es sich handelt, und für welche die Ausdehnung des Quecksilbers der 

 Aenderung der Temperatur proportional gesetzt werden darf. Die 

 Wirkung des Druckes auf das Volum des Thermometers ist in dieser 

 Korrektion enthalten. 



Hr. Docent H. Tornöe hat die Güte gehabt, die Kaliberfehler der 

 Thermometer zu bestimmen. Die daraus folgenden Korrektionen sind : 



Die mittlere Abweichung zwischen Beobachtung und Berechnung ist 

 für No. 68 +0O.00017 

 und für No. 69 + 0*^.00023 



Nach den gefundenen Zahlen wurde eine Kurve für die Kaliber- 

 korrektionen jedes Thermometers aus freier Hand gezeichnet, und aus 

 den Kurven wurden die Korrektionen für die beobachteten Thermometer- 

 ablesungen entnommen. 



Der Unterschied zwischen dem aus der Barometerbeobachtung be- 

 rechneten Siedepunkt und der wegen Kaliberfehler korrigierten Thermo- 

 meterablesung wurde als lineare Funktion der letzteren aufgestellt. Ist 

 diese /, und die Korrektion bei derselben c<, so wird gesetzt 



