26 H. MOHN. M.-N. Kl. 



Röhren aber unbeschädigt waren, frug ich beim Herrn Baudin in Paris 

 (No. 176 Rue St. Jaques) an, ob es möglich wäre, neue Behälter an die 

 Röhren zu machen, eine Anfrage, auf welche Hr. Baudin in der liebens- 

 würdigsten Weise mir in Wort und That antwortete. Die neuen Thermo- 

 meter wurden von Baudin auf die Weise getempert, dass sie 72 .Stunden 

 lang auf 448° und darnach 72 Stunden lang auf loo^* gehalten wurden. 

 Meine Beobachtungen zeigen, dass die Absicht erreicht worden ist. 

 Beide Hypsometer haben sich im Laufe des Sommers unverändert 

 erhalten. 



Um ihre Konstanten zu bestimmen machte ich Beobachtungen 

 ausser in niedrigeren Höhen auch in Röros, und an der 850 Meter hoch 

 liegenden Station Opset. An dieser Station i.st die Pendelschwere zwar 

 nicht bestimmt worden, aber ihre bedeutende Höhe macht sie mit der 

 nach Helmert berechneten Schwerekorrektion brauchbar, auch wenn 

 diese etwas von der wahren abweichen sollte. Die späteren Berech- 

 nungen geben einen Unterschied von 0.03 mm. Ich habe jedoch die 

 Beobachtungen von Opset nur mit halbem Gewicht benutzt. 



Die Thermometerablesungen sind nach Tornöe's Kaliberkorrektionen 

 berechnet worden. Diese scheinen durch das Anschmelzen von neuen 

 Behältern nicht geändert worden zu sein. 



Die Beobachtungen von Christiania mit dem Hypsometer No. 69 

 sind in 7 Gruppen getheilt worden, jede von 10 Beobachtungen, nach 

 dem Barometerstand. 



Hypsometer No. 68. 



1S9S Beob. Beob. Berechn. 



Station / a et O. — B. 



n 



Opset (V2 Gewicht) . . 97.221 -f- 00826 -)- 00800 -|- 00026 



Röros 98.163 680 701 — 21 



Christiania, Juni . . . 99-535 553 556 — 03 



» Aug. . . . 99.828 532 526 + 06 



Bergen 100.070 + 0.0502 + 0.0500 -f- 0.0002 



Mittel 99.1569 -|- 0.05964 +0.00116 



Ci = -\- 0*^.05964 -|- 0.010536 (99°i 57 — /). 

 f / = -|- o°.o5o76 -|- 0.010536 (looO— /). 



