1 899- No. 2. 



DAS HYPSOMETER ALS LUFTDRUCKMESSER. 



27 



Hypsometer No. 69. 



Beob. 



ct = -\- 0O.04164 + 0.004747 (99°-585 — t). 

 ct = -\- 0O.03967 -t- 0.004747 (ioqO — t). 



Um die Genauigkeit der Beobachtungen und der daraus berech- 

 neten Resultate zu untersuchen habe ich die folgenden Berechnungen 

 gemacht. 



Aus den Tabellen auf S. 18 fanden wir den durchschnittlichen 

 Fehler einer einzelnen Barometerbeobachtung" 



J^ = ±0.018 mm = +0*^.00066. 



Die letzte Zahl drückt die der Luftdruckänderung entsprechende 

 Aenderung im Siedepunkte bei 755 mm Luftdruck aus. 



Ji, ist der Mittelfehler einer Barometerbeobachtung, welcher aus 

 Beobachtungsfehlern bei der Einstellung und Ablesung der Quecksilber- 

 höhe und der Ablesung des Thermometers folgt. Äussere Umstände, 

 die auf das Barometer Einfluss haben können, sind bei den Verglei- 

 chungen zwischen beiden Barometern für beide Instrumente gemein- 

 schaftlich und kommen im Unterschiede zwischen beiden nicht zur 

 Wirkung. 



Während der Versuche haben beide Hypsometer sich unter iden- 

 tischen oder fast identischen Umständen im Siedeapparat befunden. 

 Behandeln wir die gleichzeitigen Hypsometerbeobachtungen auf dieselbe 



