28 



M.-N. Kl. 



Weise wie die Baronietervergleichungen, das heisst, nehmen wir den 

 Unterschied zwischen den gleichzeitigen Ablesungen der Hypsometer 

 bei jedem Siedeversuch, beide von Kaliberfehler befreit, und für jede 

 Gruppe das Mittel aus diesen Unterschieden, sowie die Abweichung der 

 einzelnen Difierenzen von diesem Mittel, so erhalten wir als Mittel von 

 diesen eine Zahl, welche den Mittelfchler einer Vergleichung zwischen 

 den zwei Hypsometern repräsentiert. Die erstgenannten Unterschiede 

 zwischen den zwei Hypsometern sind zwar von der Temperatur ab- 

 hängig, und deshalb theoretisch nicht konstant, aber innerhalb einer 

 einzelnen Gruppe kann praktisch genommen die Konstanz gelten. Wir 

 erhalten also den Mittelfehler einer Vergleichung der zwei Hypsometer 

 J/ _i^ = ±o°.ooi i8 = ±0.032 mm (269 Beob.) 

 Der Mittelfchler einer einzelnen Hypsometerablesung wird dann 



Jt = — ^— *= +o'^.ooo84 = 0.02-^ mm. 



V2 



Ein Zehntel einer Thcilung am Hypsometer beträgt 0^.002. Es ist 

 also gelungen, durchschnittlich weniger als die Hälfte dieser Zahl zur 

 Beobachtung zu bringen. Der mittlere Beobachtungsfehler am Hypso- 

 meter ist sehr wenig grösser als am Barometer (o°.ooo66), aber er ist 

 unter einem Tausendtheil des Grades. S. 16 fanden wir ±o°.ooo85. 



Für die einzelnen Gruppen wurde gefunden 



Jahr Ort 



Beob. 



1896 Christiania, Juni 23 ±0.00220 

 094 

 063 

 091 

 080 

 063 

 132 

 098 

 107 



'45 

 067 

 102 

 126 

 142 

 148 

 0.00057 



Summe und Mittel 171 ±0.00119 



Summe und Mittel 51 ±0.00073 



Summe und Mittel 47 ±0.00168 



