1 899- No. 2. 



DAS HYPSOMETER AI.S LUFTDRUCKMESSER. 



29 



Für 1898 wird, wie man sieht, der Mittelfehler etwas grösser als in 

 den vorhergehenden Jahren. In 1898 hatte ich nur ein Hypsoineter auf 

 einmal im Siedeapparat, so dass die Umstände für beide nicht absolut 

 identisch waren. Es verstrich jedoch nur eine oder zwei Minuten 

 zwischen den Beobachtungen der beiden Hypsometer. 



Bei der Vergleichung zwischen Barometer und Hypsometer kann 

 man also die Wirkung der reinen Beobachtungs- resp. Ablesungsfehler 

 auf den gefundenen Unterschied zwischen beiden Instrumenten, auf das- 

 selbe Mass reduciert, setzen 



Jh-t = ±i/f? + /l? = ± 0.029 i"m = ± 0O.00107. 

 Nimmt man, für jede Gruppe, das Mittel der Korrektion Ct, und 

 berechnet die Abweichung der einzelnen Beobachtungen von diesem 

 Mittel und dann das Mittel dieser Abweichungen ohne Rücksicht auf 

 Vorzeichen, so erhält man den Mittelfehler (J-^) einer einzelnen Ver- 

 gleichung zwischen Barometer und Hypsometer so wie er aus den Be- 

 obachtungen an einem und demselben Orte (Gruppe) unter den dort 

 vorliegenden Umständen hervorgeht. Bei dieser Berechnung habe ich 

 nicht Rücksicht darauf genommen, dass Ct nicht konstant ist, sondern 

 etwas veränderlich mit der Temperatur. Innerhalb einer einzelnen 

 Gruppe variiert indessen die Temperatur nur wenig, so dass das be- 

 nutzte Verfahren als praktisch zulässig angenommen werden kann. 



1896 Beob 



Trondhjem 11 



Röros 7 



Koppang 10 



Hamar 7 



Lillehammer 4 



Domaas 9 



Christiania, Juli .... 15 



» August ... 9 



Vadsö 10 



Alten 12 



Summe und Mittel 



94 



