32 



H. MOHN. M.-N. Kl. 



Durchschnittlich entspricht einem steigenden Barometer ein positiver 

 Werth der Abweichungen Beob. c, — Ber. c, und einem fallenden Baro- 

 meter ein negativer Werth, beide fast gleich gross für dieselbe Baro- 

 metervariation. 



Da Barometer (Siedepunkt)— Hypsometer = Beob. Ct, so sollte ein 

 positiver Werth von Beob. <;< — Ber. c, einem zu hohen Barometerstand 

 entsprechen und vice versa. Dies bedeutet, dass, wenn der Luftdruck 

 steigt, das Barometer im Verhältniss zum Hypsometer zu hoch beob- 

 achtet wird und umgekehrt, wenn der Luftdruck sinkt, d. h. dass das 

 Barometer dem Luftdruck rascher folgt als das Hypsometer. Indessen 

 sind die Beträge der Hypsometervariationen, um die es sich handelt, 

 nur klein, und, wie die Tabelle zeigt, findet sich Uebereinstimmung in 

 dem Vorzeichen der Zahlen für die zwei Instrumente nur in 15 Fallen 

 von 24 (62.5 %) und Nichtübereinstimmung in 9 Fällen (37.5 %). Es 

 ergiebt sich also kein starkes Zeugniss für die grössere Empfindlichkeit 

 des Barometers. 



Bei einigen Gelegenheiten, wenn das Barometer im starken Fallen, 

 — über I mm in der Stunde, — begriffen war, habe ich gefunden, dass 

 dasselbe relativ allzu hoch beobachtet wurde, und die Beobachtungen 

 wurden als unbrauchbar angesehen. Das entgegengesetzte, d. h. das 

 Barometer zu niedrig bei starkem Steigen, hat sich mir nicht so deutlich 

 gezeigt wie das erstere. Eine Aenderung von i mm in der Stunde 

 entspricht einer Aenderung von 0.017 mm in der Minute, eine Grösse, 

 die derjenigen der Beobachtungsfehler schon nahe kommt. Bei starken 

 Aenderungen im Luftdruck sind diese überhaupt so ungleichmässig, dass 

 man in solchen Fällen am besten thut, die Beobachtungen auf ruhigere 

 Zeiten aufzuschieben. Solche erhält man am besten in anticyklonischer 

 Wetterlage. 



Nach diesen Untersuchungen glaube ich als Bedingung für gute 

 Resultate festhalten zu müssen, dass die Einstellung des Barometers und 

 die Ablesung des Hypsometers so gleichzeitig als möglich geschehen. 

 Die zwei Instrumente dürfen nicht weit von einander entfernt sein. Hat 

 man sie in zwei verschiedenen Zimmern, so muss während der Beob- 

 achtung die Thür zwischen diesen offen gehalten werden. Es empfiehlt 

 sich, die Fenster geschlossen zu haben, um dem Luftzuge zu entgehen. 

 Hat man einen Barograph, so kann man nach diesem beurtheilen, ob 

 der Luftdruck ruhig oder nicht ist. Ist die Barographkurve gezackt, so 

 hat man darin eine Warnung vor dem Anstellen von Versuchen mit 

 dem Hypsometer. 



