No. 2. DAS HYPSOMETER ALS LUFTDRUCKMESSER. 



Nach dieser Digression kehren wir zu unserer Betrachtung^ der 

 P'ehler bei den Vergleichungen zwischen Barometer und Hypsometer 

 zurück. Unter allen Umständen ist es wahrscheinlich, dass eine Ver- 

 änderlichkeit im Luftdrucke während der Beobachtungen in einer Gruppe 

 eine entsprechende Veränderlichkeit in dem Unterschied zwischen den 

 Angaben des Barometers und des Hypsometers herbeiführen kann. 



Der Betrag der durch äussere störende Umstände hinzukommenden 

 Wirkung innerhalb einer Gruppe kann gesetzt werden gleich 



±yz/i^ — J^^ = ±0.034 mm = +o°.ooi24 . 



Nimmt man ßir die einzelne Beobachtung den Unterschied Beob. Ct 

 — Berechn. Ct^ so ergiebt sich (in derselben Weise wie J\\ die mittlere 

 Abweichung (z/2) einer einzelnen Beobachtung von dem schliesslich be- 

 rechneten Werth 



für Hypsometer No. 68 aus 190 Beobachtungen +o°.OOi89 

 und » » » 69 » 262 » +o°.ooi79 



und im Mittel für beide 



-/a = +0O.00184 = +0.050 mm 

 Da zl^^ = +0O.OOI07 = +0.029 » 



so ergiebt sich eine störende Wirkung von äusseren Umständen im Be- 

 trage von 



+ V.J| — J^_^ = +0.0405 mm = +0O.00150 



Dies ist eine grössere Wirkung als diejenige, welche innerhalb einer 

 Gruppe statt hatte. Dies scheint auch ganz übereinstimmend mit dem, 

 was wir erwarten können. Wahrend innerhalb der einzelnen Gruppe 

 die Beobachtungen in demselben Zimmer ausgeführt sind, wechselt das 

 Lokal von der einen .Station zur anderen, von Gruppe zu Gruppe. In 

 demselben Lokal findet zwar von der einen Beobachtung zur nächsten 

 ein Wechsel in den Fehlern bei der Bestimmung der Temperatur des 

 Barometers und des Hypsometers u. s. w. statt, aber die Fehler halten 

 sich grösstentheils konstant. An den verschiedenen Stationen dagegen 

 treten solche von den äusseren Umständen bewirkten Fehler mit ihrer 

 vollen Wirkung hervor. Die der Methode eigenthümlichen Fehler wieder- 

 holen sich immer, haben aber keine Bedeutung, da nur von relativen 

 Bestimmungen die Rede ist. 



Da _/2 = +0.05 mm, so ergiebt sich daraus, dass die Methode im 

 Stande ist eine einzelne Vergleichung zwischen Barometer und Hypso- 

 meter mit einer Genauigkeit von einem halben Zehntel des Millimeters 

 zu liefern. 



VicL.-Sel.sk. .Skritter. M.-N. KL 181Ja Nu. 2. 3 



