1 899- No. 2. DAS IlVrSOMF.TER AI.S LUFTDRUCKMESSER. 43 



meter. Man kann sie freilich auch durch Vergleichung mit einem Hypso- 

 meter finden. Für die norwegischen Stationsbarometer sind diese Kor- 

 rektionen von dem Kew-Observatorium gegeben worden. 



Mit einem Hypsometer, dessen Konstanten man kennt, lässt sich 

 also die Verifikation der Stationsbarometer am Orte eben so genau 

 ausfuhren wie mit einem Reise-Kontroi-Barometer. Und das Hypso- 

 meter hat den unbestreitbaren Vortheil, mit weit grösserer Bequemlichkeit 

 und mit kleinerem Risico transportiert werden zu können als das schwere 

 und zerbrechliche Ouecksilberbarometer. Es könnte auch die Frage 

 sein, ob sich auf Reisen das einfache Hypsometer nicht leichter in un- 

 verändertem Zustand erhalten lässt als das aus mehreren verschiedenen 

 Theilen zusammengesetzte Barometer. 



Wie von dem Direktor des Kew-Observatoriums Herrn C. Chrec'^ 

 hervorgehoben worden ist, dijrfte das Hypsometer das beste Instrument 

 sein, um die Normalbarometer der verschiedenen Statsinstitute zu ver- 

 gleichen. 



In der folgenden Tabelle habe ich die Schwerekorrektion bei'jöo mm 

 Barometerhöhe der Stationen zusammengestellt, so wie sie berechnet 

 sind nach Broch's Formel [B], nach Helmerts Formel {H) und nach der 

 beobachteten Schwere (ö), sowie die Unterschiede zwischen den wahren 

 und den berechneten Schwerekorrektionen. Die Stationen sind nach 

 der Breite geordnet. Die Pendelstationen sind mit einem p markiert. 

 Sämmtliche Pendelstationen des Prof Schiötz sind aufgenommen worden 

 sowie Jan Mayen und Cap Thordsen auf Spitzbergen (nach Gratzl). 

 (p ist die Breite und k die Meereshöhe in Metern. 



Von den 48 norwegischen .Stationen haben 27 einen Werth von 

 0. — B. gleich oder grösser als ±0.05 mm. Es wird also für Norwegen 

 dringend nothwendig sein, ein neues System für die Schwerekorrektionen 

 einzufuhren. 



Die Anwendung der neubestimmten wahren Schwerekorrektionen 

 auf die norwegischen normalen Barometerhöhen 2 giebt mir eine etwas 

 bessere Vertheilung des Luftdrucks, gleichmässigere Gradienten, als die 

 nach Broch berechneten. Indess finde ich es rathsam, die fortgesetzten 

 Pendelmessungen des Prof Schiötz, zumal im Nordland, abzuwarten, ehe 



Philosophical Magazine, March 1S9S, p. 305. 



Klima-Tabeller for Norge. II. Lufttryk. Vidensliabsselsliabets Skrifter. 1. Math.- 



naturv. Klasse. 1896. No. i. 



