1467 
skall intressera fackafdelningens läsare, meddelas här nedan en kortare beskrif- 
ning å densamma. 
Instrumentet grundar sig på följande enkla matematiska beräkning (se 
HERD) 
AB RICAG: 
LE ac ; 
AB är en konstant om t. ex. 4 meter, och tages då afståndet ab = 4 
cm. får man 
AB 400 100 
GO EN STÖN 
Således måste också IE 
ac I 
Om man så förser ac med centimeterindelning, så 
motsvarar hvarje centimeter å ac en meter å AC eller 
trädets höjd. 
Enligt denna princip kan man använda en vanlig 
centimeterstock som höjdmätare, i det man håller centi- 
meterstocken fritt och låter t. ex. 4 cm. på densamma 
täcka en 4 meter hög stång, uppställd utmed trädet. 
Men härvid måste man gifvetvis hålla hufvudet alldeles 
stilla, när blicken riktas mot trädets bas, mot öfre de- 
len af stången och mot trädets topp. Men då det är 
ganska svårt att samtidigt med blicken kunna behärska 3 
afläsningar, låter HÖNI centimeterstocken löpa på en stål- 
skena, som fästes i ett stativ. 
Å vidstående fig. 2 är instrumentets öfre del af 
bildad. Å stålskenan ÅL, som är 60 cm. lång, finnas 
tvenne utfällbara dioptrar DO, och DD, för syftningarna. 
Skenan fästes i en springa i stålröret & och fast- 
skrufvas med muttern 4. Stålröret nedsättes 1 ett sta- 
tiv och hvilar på den vid C fastskrufvade ringen B. 
På stålskenan löper en centimeterstock, som är försedd 
med tyngd, så att den alltid intager en lodrät ställning. 
Fig. 3. Hinis höjd- På centimeterstocken finnes vid punkt S en utfällbar 
mätare hopfälld. stålspets, och är afståndet mellan S och stålskenan 4 
cm. Centimeterstocken kan förflyttas medelst flätad stål- 
tråd, som löper på trissor (JV) vid skenans ändpunkter. För stålskenans höj- 
ande eller sänkande finnes vid 27 en mikrometerskruf. 
Vid instrumentets användande inställes först skenan £L mot trädets rot 
och sedan skjutes centimeterstocken så, att stålspetsen S infaller på toppen af 
den utmed trädet uppresta 4 meter långa stången. Genom syftning medelst 
dioptern vid DO, afläses sedermera trädets höjd direkt i meter och decimeter 
å den graderade mätstickan. 
instrumentets största företräde framför t. ex. CHRISTENS höjdmätare är att 
de tre nödiga afläsningarna ej behöfva ske samtidigt, utan kunna företagas efter 
hvarandra. En afgjord fördel är också att man utan ny inställning kan afläsa 
hvilken punkt på trädet som helst, Såsom t. ex. kronans början, den punkt, 
hvarest kronan är vidast, de 5 eller 10 sista årsskottens längd m. m. För att 
