CONCENTRATION DU PIGMENT VERT 235 
ainsi une certaine absorption des rayons lumineux dans un 
des spectres superposés. Puis on place, entre la fente du spectros- 
Cope et la source de la lumière, la solution B, dont on cherche la 
Concentration. La cuvette doit être disposée de manière que 
l'absorption de la lumière produite par la solution B soit visible 
dans l'autre des spectres superposés. On compare ensuite l’absorp- 
tion de la lumière dans deux spectres et l’on fait varier la concen- 
tration de la solution B jusqu’au moment où la couche liquide de 
cetie dernière produit exactement la même absorption que la 
couche liquide de la solution A à la condition que les deux couches 
aient exactement la même épaisseur. Cela fait, on détermine quelle 
quantité d’alcool a été ajoutée dans la solution B et l’on calcule 
là concentration du pigment dans cette dernière solution par 
rapport à la concentration de la solution A. 
C'est M. Timiriazeff (4) qui a utilisé ce principe et à imaginé un 
äPpareil pour le dosage de la chlorophylle. 
ufin, au lieu de faire varier la concentration de la solution B 
ce qui n’est pas commode, on peut faire varier l'épaisseur de la 
Couche liquide de cette dernière. Pratiquement, cette dernière 
Méthode est beaucoup plus commode que la précédente et je l'ai 
appliquée pour mes recherches quantitatives. 
J’obtiens done, au moyen d’un prisme qui recouvre la moitié de 
la fente du spectroscope, deux spectres placés l’un au-dessus de 
l'autre, provenant de deux becs Auer. Ensuite, jerèglel’éclairement 
en déplaçant l’un de ces becs, de façon que l'intensité lumineuse des 
deux spectres soit égale. Il est préférable de faire ce réglage, la 
fente étant aussi étroite que possible (2). On fixe entre un des becs 
Auer et le Spectroscope une cuvette à parois planes et parallèles, 
COntenapt la solution de chlorophylile, qui sert comme unité. Soit 
M) C. Timiriazef : Apparate für quantitative Analyse des Chlorophylis und 
u 
borichte ; 1831. Résumé p. 60-61. Orig. dans « Comptes rendus 
laluralistes et médécins à St-Pétersbourg ». Déc. 1879: p. 37-38; russe)- 
J'ai employé ce dispositif depuis 1906 ; et, en mai 4907, j'ai modifié le procédé 
réglage des spectres, Maintenant, je fais ce réglage au d'une 
ts . Plan-convexe munie d’un diaphragme en œil de chat. 
ap “qe des becs Auer et le spectroscope et j 
ré …. rs jeu re os ci 
* s détails réglage 
© Substance sèche et dé cbre til », etc. dans les « Annales des sciences 
lalurelles » pour 1908). 
