— lis — 



gebruik van een viscosimeter met niet te nauwen capillair 

 (ca. 1 m, M.) aan te bevelen, daar zich dan de invloed van 

 deze verontrenigingen minder zal doen gevoelen. 



In verband met de beschouwingen over mechanische voor- 

 bewerkingen wil ik nog wijzen op het verschijnsel, dat, 

 wanneer men meerdere viscositeitsbepalingen met dezelfde 

 oplossing onmiddellijk na elkander uitvoert, waarbij men 

 dus telkens de oplossing door den capillair perst, men bij 

 meer geconcentreerde oplossingen een afnemen van den 

 uitvloeitijd constateert. Eerst na herhaalde waarnemingen 

 wordt de uitvloeitijd praktisch constant. Zoo werd bijv. 

 bij eene 1.5 pCt.-ige. oplossing gevonden: 



Wij zien daarbij, dat het verschil tusschen 1ste en 2de 

 waarneming het grootste is, een feit, dat ook in verschil- 

 lende andere gevallen werd waargenomen. 



Het is dus wenschelijk, onderling overeen te komen, 

 uit hoeveel opvolgende waarnemingen de gemiddelde uit- 

 vloeitijd zal worden berekend ; men zou bijv. het gemiddelde 

 kunnen nemen van de eerste drie waarnemingen. 



§ 5. Voorschrift voor viscositeitsbepuling van 

 rubberoplossingeii, 



In de vorige paragrafen werd achtereenvolgens de te 

 gebruiken viscosimeter, de wijze van interpreteeren 

 der gevonden waarden, en verschillende factoren, die de 

 viscositeit van eene rubberoplossing beïnvloeden, besproken. 



Op grond van het voorafgaande zou dan voorloopig het 

 volgende voorschrift voor viscositeitsbepalingen van 

 rubberoplossingeu kunnen worden opgesteld. 



