1915- ^O- 9- EXISTE-T-IL UNE INFLfEXeE DU CHAMP STATIOLE MAGNÉTIQUE ETC. 7 



déterminée essentiellement ^* 



par la grandeur et la dis- 

 position des bobines de 

 magnétisation ; sans nous 

 occuper ici des calculs qui 

 ont été faits, nous allons 

 décrire la construction défi- 

 nitive de l'aimant. (Fig. 3, 

 4 ^t 5.) 



L'annature de fer se com- 

 pose de deux parties égales, 

 qui peuvent être séparées 

 l'une de l'autre; chaque partie 

 est composée de deux dis- 

 ques de fer, de six mor- 

 ceaux carrés de fer qui 

 joignent les deux disques, 

 -et d'un novau de fer. Ce 



Fig. 3 



noyau de fer peut être déplacé dans le disque extérieur, qui de son coté 



peut être déplacé par rapport aux six morceaux. 



Les deux disques placés dans le centre de l'aimant ont quatre canaux 



radiau.K conduisant dé l'espace extérieur à l'espace ^effectif«. Les noj'aux 



de fer ont des canau.x centraux; toute l'armature de fer est en fer Suédois 



le plus magnétisable. 



Les bobines du courant 

 électrique se composent de 

 six rouleaux différents pour 

 chaque moitié de l'aimant; 

 chacun des six rouleaux est 

 recouvert d'une bande de 

 cuivre (1,8 X 0,025 centimètre! 

 enroulée avec des i-ubans 

 isolateurs en mica. Les rou- 

 leaux étant séparés l'un de 

 l'autre par un petit intervalle 

 d'air, ils se refroidissent très 

 cftectivement, même si le 

 courant électrique emplo3é 

 est très puissant. Ils sont 

 Fig. 4. tenus dans leur juste posi- 



