— 49 — 



Naar hunne meening zouden zij in 't bijzonder bij de irrigatie van 

 veel nut kunnen zijn. 



De snelle uitvoering der aflezingen maakt het mogelijk om op 

 elk tijdstip het watergehalte van den irrigeerbaren grond te bepalen. 



Zonder veel omslag kunnen zoowel schadelijke droogte als vochtig- 

 heid tijdig geconstateerd worden. Vooraf moet dan evenwel voor elk 

 gewas en de streek, waar het gecultiveerd wordt, zijn uitgemaakt 

 tusschen welke vochtigheidsgrenzen zijn optimale groei zich be- 

 weegt, daar de verschillende cultuurgewassen ten opzichte van het 

 watergehalte van den grond niet dezelfde eischen stellen. 



Whitney en Gardner hebben nu gevonden, dat in bijna alle gron- 

 den met watergehalten gunstig voor de cultuur, de weerstand, welke 

 een elektrischen stroom tusschen in den grond gegraven electroden 

 wordt geboden, omgekeerd evenredig is met het kwadraat dier water- 

 gehalten, onder inachtneming van de correcties voor temperatuur 

 en zoutgehalte. (*) 



Op grond van deze waarneming is het toestel voor het meten 

 van het watergehalte van den grond geconstrueerd. 



Twee electroden van kool worden tot op zekere diepte, waar het 

 watergehalte zal bepaald worden, in den grond gegraven en hierin 

 ongestoord gelaten gedurende de ontwikkeling van het gewas. 



Voor elke aflezing worden de geleiddraden, welke boven den grond 

 uitsteken, met den „grondhygrometer" — met dezen naam is het 

 toestel door de uitvinders bestempeld — in verbinding gebracht. 

 De grondhygrometer bestaat in hoofdzaak uit een platinadraad van 

 bepaalde lengte en dikte, een inductie-klos, anker, elementen, telefoon 

 en een schaal met wijzer voor de aflezing. 



Wil men het watergehalte kennen, . dan sluit men den stroom en 

 brengt de gehoorbuis van de telefoon aan het oor, waarop een zeker 

 geluid wordt waargenomen. Nu verplaatst men de wijzer tot het 

 punt — door deze verplaatsing wordt de stroomsterkte bepaald — 

 waar het geluid door den waarnemer niet meer wordt gehoord. 

 Hierop volgt de aflezing. Om de correctie voor de temperatuur te 

 bepalen dient eene afzonderlijke inrichting, bestaande uit een van 



(*) Ondef zoutgehalte wordt verstaan de hoeveelheid minerale bestanddeelen, 

 welke in don grond zich in oplossing bevinden. 



Wat dit zoutgehalte betreft, zoo oefent het in 't algemeen geen grooten invloed 

 uit op den electrischen weerstand, alleen in sommige gevallen, by v. na zware regens, 

 wanneer uitlooging van den grond niet is uitges'oten. 



Teysm. XI. * 



