EEN VISCOSIMETER VOOR DE PRAKTIJK 



DOOE 



Dr. K. Gorter. 



In de laatste jaren is door verschillende onderzoekers voor 

 de viscositeitsbepalingen gebruik gemaakt van den viscosi- 

 meter van Ostwald; zelfs is door Fol voorgesteld als 

 standaardviscosimeter een OsTWALo'schen viscosimeter van in- 

 ternationaal vastgestelde afmetingen te gebruiken. 



Ontegenzeggelijk laat de OsTWALD'sche viscosimeter, door- 

 dat deze met behulp van een thermostaat op constante tem- 

 peratuur gehouden kan voorden, zeer nauwkeurige waarne- 

 mingen toe en is daarom voor wetenschappelijke onderzoe- 

 kingen het aangewezen apparaat. Daarmee is echter nog niet 

 gezegd, dat deze viscosimeter ook voor het practische doel, 

 dat wij op het oog hebben met de viscositeitsbepaling van 

 rubberoplossingen, het moeest geschikt is. Een viscosimeter 

 voor de practijk moet vooral handig zijn in het gebruik; hij 

 moet zich gemakkelijk laten vullen en schoon maken, zonder 

 al te breekbaar te zijn. Bovendien moeten de resultaten 

 voldoende nauwkeurig zijn voor het doel, dat men voor oogen 

 heeft. Een grootere nauwkeurigheid na te streven dan voor 

 dat doel noodig is, heefc niet alleen geen zin, maar is zelfs 

 verkeerd, omdat dit bij de bepaling van de viscositeit noode- 

 loos voorzorgen vereischt die gemist kunnen worden. 

 Nu is een OsTWALü'sche viscosimeter niet handig in het 

 gebruik, vooral niet wanneer men met zeer viskeuze vloei- 

 stoffen werkt en zeker niet voor iemand, die niet gewoon 

 is met toestellen om te gaan. De nauwkeurige vulling van 

 het apparaat is nog zoo eenvoudig niet en het schoonmaken 

 vrij lastig. Bovendien is het toestel in handen van een leek 

 te breekbaar. Dit zijn alle ernstige bezwaren, wanneer men 



