— 300 — 



viscositeitskromme en den ordinaat bij 1 pet. concentratie. 

 Het getal, dat de grootte van dit oppervlak aangeeft in c.M.*, 

 heet viscositeitsgetal." 



Tot zoover de bepchrijving in Teysmannia, waaruit blijkt, 

 dat we voor elk rubbermonster niet minder dan 9 viscosi- 

 teitsbepalirgen te doen zouden hebben. Daarvan nemen spe- 

 ciaal de bepalingen van de viscositeit van de 1 pet. oplossing 

 bij eenigszins viskeuze rubber veel tijd in beslag. Het kan 

 licht voorkomen, dat de uitvloeitijd bij die concentratie 20 

 a 30 minuten bedraagt. Ook is het teekenen van een nauw- 

 keurige viscositeitskromme, om daaruit het viscositeitsgetal 

 van FoL af te leiden, niet ieders werk, zoodat er licht fouten 

 gemaakt kunnen worden. Deze bezwaren vallen weg, wan- 

 neer men als vergelijkiogsgrootheid den viscositeitsindex 

 kiest, waarover straks nader. 



Voor het bepalen van de viscositeit van rubberoplossingen 

 heb ik vroeger reeds gebruik gemaakt van een pipet met 

 capillaire, niet al te nauwe uitvloeibuis, die erg handig in 

 het gebruik bleek te zijn. Het was daarom wel zaak, nader 

 na te gaan, of dit eenvoudige apparaat voor de practijk vol- 

 doende nauwkeurige waarnemingen toelaat. De voornaamste 

 resultaten, waartoe dit onderzoek geleid heeft, gaan hier aan 

 een be-chrijving van den viscosimeter vooraf. 



1. De bepalingen met mijn viscomeier zijn voor de practijk even 

 betrouwbair als die mat den OsTWALü'sc/iew viscosimeter. 



Dit blijkt daaruit, dat de uit^vloeitijden van eenzelfde rub- 

 beroplossing voor beide viscosimeters in een practisch con- 

 stante verhouding tot elkaar staan ; de volgende tabel licht 

 dit nader toe. Onder D. virdt men de uitvloeitijden voor een 

 OsTWALD'schen viscosimeter, onder B. die voor mijn viscosi- 

 meter; alle opgaven hebben betrekking op een temperatuur 

 van 26°. Aangezien mijn toestel met op constante temperatuur 

 gehouden kan worden, heb ik bij deze waarnemingen een correc- 

 tie van 1.3 pet. per graad temperatuursver?chil aangebracht, 

 met dien verstande, dat deze correctie er bij geteld werd, wan- 

 neer de temperatuur boven en afgetrokken, wanneer ze beneden 

 26° was. De aangebrachte correctie bleef echter klein, door- 

 dat de waarnemingen tusschen 25° en 27° plaats vonden. 



