— 303 — 



Neemt men in aanmerking, dat de bepaling van de trek- 

 vastheid zeer aigenaardige moeilijkheden meebrengt als ge- 

 volg van de bewerkingen, die de rubber voor de vulcanisatie 

 moet ondergaan, dan is het resultaat van deze eerste poging, 

 om uit elders verrichte waarnemingen een direct verband 

 af te leiden tusschen de V.I. en de trekvastheid bevredigend 

 te noemen. Voor het oogenblik ga ik op grond van boven- 

 staande niet verder dan te constateeren, dat er een globale 

 overeenstemming bestaat tusschen de berekende en de her- 

 leide waarden voor de trekvastheid. Nadere onderzoekingen 

 zullen hebben uit te maken, of de afwijkingen binnen engere 

 grenzen kunnen worden teruggebracht. 



6. Het is niet noodig^ bij de viscositeiisbepaling de temperatuur 

 met behulp van een thermostaat namokeurig constant te houden. 



Dit volgt uit het bovenstaande; voor de beoordeeling van 

 de rubber is, zooals we gezien hebben, niet de viscositeit 

 zelf van belang, maar de logarithme van de viscositeit (de 

 V. L). Nu hangt de logarithme van de viscositeit in veel 

 geringere mate van de temperatuur af dan de viscositeit 

 zelf, zoodat één graad temperatuursverschil maar een ver- 

 schil van 0.005 in logarithme geeft. Wanneer de tempe- 

 ratuur bij de waarnemingen tusschen 24° en 28° C. ligt, maakt 

 dit nog niet meer uit dan zk 0.01 (ten opzichte van de 

 waarde bij 26°), een verschil, dat toelaatbaar is. Waar hier 

 op Java de temperatuur binnenshuis een groot gedeelte van 

 den dag tusschen 24° en 28° ligt, heeft men in den regel 

 met de temperatuur dus geen rekening te houden. Alleen 

 wanneer deze in het vertrek, waarin de bepalingen plaats 

 hebben, hooger mocht komen dan 28°, doet men beter, den 

 gevonden uitvloeitijd te corrigeeren door voor lederen graad 

 boven 26° 1 pet. bij te tellen. 



Na in het bovenstaande de voornaamste resultaten te 

 hebben samengevat, ga ik over tot de beschrijving van den 

 viscosimeter zelf en van de wijze, waarop deze gebruikt wordt. 



Een afbeelding van den door mij gebruikten viscosimeter is 

 hiernaast in fig. 1 gegeven. Hij bestaat eenvoudig uit een 

 pipet met een capillaire uitvloeibuis, die 10 c.M. lang is en 



