40 



Centralblatt für Physiologie. 



Nr 



zweite Art von Commuuication ist nun so angebracht, dass immer drei 

 Oefinungen dm'ch die Sperrflüssigkeit verschlossen sind und die Luft 

 nur aus" einer Kammer, deren Oeffnung über dem Wasserniveau steht, 

 aus der Trommel entweichen kann, während gleichzeitig die Einströmungs- 

 öftnung für diese Kammer sich unter dem Wasserspiegel befindet. Durch 

 die eingeblasene Luft werden nun die anderen Kammern gefüllt, die 

 zunächst der oben stehenden befindliche Kammer steigt auf, gibt i?ire 

 Luft ab. während dessen steigt die nächste auf u. s. f. Dadurch, dass 

 die Wände, welche die Kammern trennen, in einem Sinne gekrümmte 

 Schraubenflächen sind, kann die Drehung der Trommel nur nach 

 einer Eichtung erfolgen. Aus dem Gehäuse entweicht die Luft durch 

 eine an der Hinterwand, diametral gegenüber dem Hahne h, befind- 

 liche Oefthuno'. 



Fig. 1. 



So geht mit jeder Umdrehung der Trommel ein bestimmtes Vo- 

 lumen Luft durch. Gleichzeitig wird durch Zahnradübertragung ein 

 Zeigerwerk in Bewegung gesetzt, welches dieses Luftquantum anzeigt. 

 An dem kleinen Theilkreise gibt eine vollständige Umdrehung des 

 Zeigers 5 Liter an. die Theilung geht von 100 zu 100 Kubikcentimeter. 

 Am grossen Theilkreise entspricht jeder Theilstrich 5 Kubikcentimeter, 

 ein Umlauf des grossen Zeii>ers zeigt 1 Liter an. 



Der Apparat trägt ferner ein Manometer /, welches den Druck 

 der Ausathmungsluft in Millimetern Wassersäule anzeigt, und ein 

 Thermometer e. 



Zum Gebrauehe wird eine Dosenlibelle auf die Wagplatte h 

 aufgelegt und das Spirometer mittelst der zwei Schrauben a horizontal 

 gestellt. Nun wird die Schraube am Fülltrichter d und die Ueberlauf- 

 schraube c geöffnet und durch d so lange Wasser eingegossen, bis 



