Nr. 2. 



Centralblatt für Physiologie. 



41 



dasselbe bei c auszulaufen beginnt. Man lässt das überschüssige Wasser 

 bei c ablaufen und schliesst hierauf beide Schrauben. Zur Controle 

 des richtigen Wasserstandes dienen die beiden runden Oefifnungen am 

 Zififerblatte. welche durch Glasplatten verschlossen sind, au denen eine 

 horizontale Linie als Wasserstandsmarke angebracht ist. 



Nur bei absolut horizontaler Stellung und richtiger Höhe des 

 Wasserspiegels sind die Angaben des Apparates richtig. 



Zur Füllung des Manometers wird die Schraube q geöffnet und 

 so lange Wasser eingegossen, bis dasselbe im graduirten Glasrohre 

 auf Null steht. 



Die Zeiger am Zählwerk können vor jedem Gebrauche aus der 

 Hand auf Null eingestellt werden. Nun wird der Hahn h geöffnet 

 und die Luft beim Mundstück i eiue'eblasen. Die Menge der Aus- 



Fig. 2. 



athmungsluft ist an den Theilkreisen abzulesen. Druck und Temperatur 

 derselben am Manometer, respective Thermometer ersichtlich. 



Da die Innentheile des Apparates aus verzinntem Messing- 

 bleche angefertigt sind, so kann derselbe beliebig lange mit Wasser 

 gefüllt bleiben; zur Entleerung dient die an der Eückseite befindliche 

 Schraube k. 



Da die Reibung der Constructionstheile eine äusserst geringe ist. 

 so findet die durchgeblasene Luft in diesem. Spirometer so gut wie 

 keinen Widerstand, derselbe kommt nicht einmal bei der Beobachtung 

 am Manometer in Betracht. 



Der Apparat wird von Herrn F. Manoschek in Wien (VL Wall- 

 gasse 27) zum Preise von fl. 50. — geliefert. 



Wien. März 1888. 



