238 Centralblatt für Physiologie. Nr. 10. 



Selbstverständlich ist es auch sehr schwer, mit Hilfe der Menschen- 

 hand ein vollständig regelmässiges Spiel des entsprechenden Mechanismus 

 zu erzielen. Daher kann es auch nicht verwundern, dass in gut aus- 

 gerüsteten Laboratorien heutzutage verschiedenartige, in dieser oder 

 jener Weise mit den Blasebälgen verbundene mechanische Motoren 

 eingeführt sind. Am gebräuchlichsten sind jetzt Dampf- oder Gas- 

 motoren, die natürlich auch für andere Zwecke verwerthbar sind. 

 Die älteren automatischen Vorrichtungen, die mit Hilfe eines Uhr- 

 werkes arbeiteten, kommen jetzt fast gar nicht mehr zur Anwendung; 

 sie arbeiten eine viel zu kurze Zeit. Ohne Zweifel lässt die Anwendung 

 der Dampfmaschine im Principe nichts zu wünschen übrig. Die schwache 

 Seite sind aber dabei die grossen, damit verbundenen Ausgaben: in 

 einem Laboratorium, das nur schwache Geldmittel besitzt, ist es sehr 

 schwer einen derartigen Motor einzuführen. In der That arbeiten die 

 kleineren Apparate viel zu unregelmässig, die grossen aber kosten 

 mehrere hundert Mark; ausserdem kann man nicht jedem Diener 

 einen Dampf- oder Gasmotor anvertrauen. Damit sind aber die Schwierig- 

 keiten nicht erschöpft: obgleich die Blasebälge bis zum heutigen Tage 

 in vielen Laboratorien ersten Eanges gebraucht werden, weiss es 

 doch Jeder, dass bei gewissen Versuchen eine genaue Eeguhrung beider 

 Athmungsphasen unumgänglich ist. Hier müssen also neue, comphcirte 

 und viel Platz einnehmende Apparate zur Anwendung kommen; als 

 Beispiel solcher Vorrichtungen kann Hering's Athmungsapparat dienen, 

 der nach der Preisliste des Prager Mechanikers R. ßothe circa 

 600 Mark kostet. 



Aus obigen Gründen glaube ich die automatische Vorrichtung, 

 die ich in meinem Laboratorium in Anwendung gebracht habe, be- 

 schreiben zu sollen. Ich rechne nicht darauf, dass diese Vorrichtung 

 in allen Beziehungen die besten Athmungsapparate ersetzen könne, 

 dennoch erlaube ich mir, die Hoffnung zu äussern, dass sie in vielen 

 keinen Dampf- oder Gasmotor besitzenden und auf die Handarbeit des 

 Dieners bei der Bewegung der Blasebälge angewiesenen Laboratorien 

 von Nutzen sein kann. 



Fast alle Theile, die zur Zusammenstellung dieses Mechanismus 

 nothwendig sind, werden sich wohl selbst in den bescheidensten 

 Laboratorien finden; ausserdem können diese Theile für verschiedene 

 andere Zwecke verwerthet werden. 



Vor Allem ist es erforderlich, eine Saug- und Druckpumpe zu 

 besitzen, die mit Hilfe des Wasserstrahles functionirt. Dergleichen 

 Apparate, die in den Katalogen deutscher Firmen unter dem Namen 

 „Wasserstrahlpumpe" oder „Saugdruckapparat" genannt sind, lassen 

 sich sehr leicht mit Wasserleitungsröhren verbinden und arbeiten sehr 

 gut. Bei E. Muencke (Berlin) kosten sie circa 40 Mark. Derartige 

 Pumpen sind jetzt in sehr vielen Laboratorien eingeführt, wo sie 

 hauptsächlich statt der Blasebälge beim Glasblasen, auch zur Luft- 

 verdünnung in den Exsiccatoren u. s. f. gebraucht werden. 



Diejenigen, die mit diesem Apparate nähere Bekanntschaft zu 

 machen Gelegenheit gehabt haben, wissen es, dass seine Leistungen 

 zur Genüge für seine Anschaffung entschädigen. Mit Hilfe dieser Vor- 

 richtung ist man im Stande, einen gleichmässigen Luftstrahl zu er- 



