Nr. 10. Centralblatt für Physiologie. 239 



erhalten, dessen Kraft in einem bestimmten Verhältnisse zur Grösse 

 des Wasserstrahles steht. Indem wir den Hahn des Wasserleitongs- 

 rohres mehr oder weniger öffnen, können wir bei unverändertem 

 Druck des Wassers im Wasserleitungsrohre bald einen starken, bald 

 einen schwachen Luftstrahl erzeugen. Die Grenzen, innerhalb welcher 

 die Stärke des Strahles schwankt, sind genügend breit. 



Dann muss man auch eine Vorrichtung zum rhythmischen Unter- 

 brechen des galvanischen Stromes haben. Bei mir dient als solche 

 ein kleines Uhrwerk von Petzold in Leipzig. Je nach der Länge 

 des Pendels kann der Strom ()fter oder seltener unterbrochen werden. 

 Statt dieser Vorrichtung kann selbstverständlich das Mälzel'sche 

 Metronom, das sehr viele Laboratorien besitzen, gebraucht werden. 

 Wie bekannt, werden die obengenannten Vorrichtungen zum Ein- 

 tragen der Zeit bei Eegistrirung verschiedener Phänomene auf der 

 rotirenden Trommel gebraucht. Zwar wäre es bequemer für die künst- 

 liche Athmung, ein eigenes Uhrwerk zu haben, das die Möglichkeit 

 gewährt, in sehr weiten Grenzen die Zahl der Lufteinblasungen zu 

 variiren; doch für die gewöhnhchen Versuche, die an Hunden, Katzen, 

 Kaninchen und Meerschweinchen ausgeführt werden, schwankt die 

 Zahl der erforderlichen Lufteinblasungen zwischen nicht allzugrossen 

 Grenzen und specielle Vorrichtungen sind nicht erforderlich. Das 

 Uhrwerk, das ich gebrauche, hat 32 Mark gekostet. 



Ausserdem ist ein entsprechend starker Elektromagnet nothwendig, 

 der speeiell zu dem Zwecke construirt sein muss, um das Lumen einer 

 massig starken Kautschukröhre zu schliessen und zu öffnen. Jeder 

 Mechaniker wird leicht einen solchen Elektromagnet ausführen können; 

 nur muss dafür gesorgt werden, dass der Anker bei Unterbrechung 

 des Stromes nicht an dem Hufeisen des Elektromagnets angedrückt 

 bleibe. In meinem Elektromagnet ist der Anker mit einem um eine 

 Axe drehbaren Hebel versehen, der am anderen Ende ein Gegen- 

 gewicht besitzt. Auf dem Hebel befindet sich ein kleiner metallener 

 Compresseur, der nach Belieben in diese oder jene Lage gestellt 

 werden kann. Das Gegengewicht kann auch auf dem Hebel hin und 

 her bewegt werden. Unter dem Compresseur liegt die Kautschukröhre, 

 die während des Durchganges des Stromes durch den Draht des Elektro- 

 magnets geöffnet wird. Diese Vorrichtung ist in der eben beschriebenen 

 Form von Herrn Schereschews ky in meinem Laboratorium für 

 gewisse specielle Zwecke, die nichts mit der künsthchen Athmung 

 gemein haben, construirt worden. Ich hebe dies hier hervor, um gleich 

 auf die Anwendbarkeit solcher Elektromagnete auch für andere Zwecke 

 aufmerksam zu machen, was ja ohnehin klar ist. 



Hinzufügen will ich noch bei dieser Gelegenheit, dass auch unlängst 

 C. Ludwig von einer ähnlichen Vorrichtung beim Herstellen eines 

 Apparates zur Aichung des Aortastromes Gebrauch gemacht hat. 



Unser Electromagnet hat uns circa 10 Mark gekostet. 



Endlich muss man ein galvanisches Element besitzen, das den 

 Elektromagnet ladet. Ich wende Grennet's Elemente an und finde 

 sie in diesem Falle vollständig zweckentsprechend. 



Aus dieser Anführung der Theile, aus denen sich unser automa- 

 tischer Athmungsapparat zusammensetzt, wird schon die Idee, auf 



20* 



