240 Centralblatt für Physiologie. Nr. 10. 



deren Grund er fusst, klar. Der continuirliche Luftstrahl von beliebiger 

 Stärke, den man mit Hilfe der Wasserpumpe erzeugt, wird vom 

 Compresseur des Elektromagnets vor seinem Eindringen in die Trachea 

 des Thieres rhythmisch unterbrochen. 



Ohneweiters kann man schon ersehen, dass bei entsprechender 

 Einstellung der einzelnen Theile des Apparats die künstliche Athmung 

 in dieser oder jener Form, je nach den Eigenheiten des Experimentes, 

 erzielt werden kann. 



Die wichtigsten Vortheile, die diese Vorrichtung gewährt, sind 

 also folgende: 



1. Sie arbeitet mit genügender Eegelmässigkeit und gibt die 

 Möglichkeit, nach Wunsch sowohl den Ehythmus wie auch die Tiefe 

 der Athembewegungen zu variiren; 



2. die einzelnen Theile des Apparats lassen sich ebenso einfach 

 zusammenstellen wie auseinandernehmen, und befinden sich wohl in 

 jedem Laboratorium, wo nur vivisecirt wird; 



3. um ihn in Bewegung zu setzen, braucht man nicht die Kraft 

 und Zeit des Dieners in Anspruch zu nehmen; 



4. die Vorrichtung kostet verhältuissmässig wenig und kann eine 

 unbegrenzt lange Zeit dienen. 



Es scheint mir überflüssig, darüber ausführlich zu sprechen, dass 

 hier verschiedene Vervollkommnungen möglich sind, die diese Vor- 

 richtung zu einem vollkommenen Athmungsapparat machen können. 

 So könnten z. B. sehr leicht gewisse Wasser- und Luftstrahlregulationen 

 eingeschaltet die Dauer jeder der beiden Athmungsphasen beliebig 

 variirt und ausser der Lufteinblasung auch die Luftentziehung aus 

 den Lungen erzielt werden, u. dgl. m. 



lieber Kronecker's Vorriclituiig zur künstlichen Lungen- 

 lüftung: bei Thieren. 



Von J. Gad, Abtheilungsvorsteher am Physiologischen Institut 



zu Berlin. 



Der vorstehenden Mittheilung des Herrn Lukjanow glaube ich 

 die Bemerkung anseliliessen zu sollen, dass Herr Krone cker während 

 seiner Berliner Amtsführung auf der vivisectorischen Abtheilung des 

 physiologischen Institutes der Universität eine noch täglich zuverlässig 

 functionirende Vorrichtung zur Herstellung künstlicher Eespiration ein- 

 gerichtet hat, bei welcher eine kräftige Wasserstrahlpumpe nicht nur 

 die Luft mit erhöliter Spannung liefert, sondern auch mittelst einer 

 sinnreichen, billig herzustellenden Hilfsvorrichtung die Ehythmik selbst 

 besorgt. In das Luftdruckrohr der Pumpe ist ein Hahn eingeschaltet, 

 bei dessen Hin- und Herdrehung um etwa 90" der Lufistrom ab- 

 wechselnd in das Freie entlassen oder in die Trachealleitung über- 

 geführt wird. Die Drehung des Hahnes wird durch das aus der Pumpe 

 abfliessende W^asser auf folgende Weise hergestellt: Unter der Aus- 

 flussöffnung des Abzugsrohres für das Wasser der Pumpe befindet 

 sich ein V-förmiger leichter Blechkasten mit stumpfem, durch eine 



