278 Centralblatt für Physiologie. Nr. 11. 



ZU beträchtlicher Höhe erheben und dann wiederum sinken kann, was 

 eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und eine gewisse Reibung er- 

 zeugt. Die Polygraphen wiederum verbrauchen eine gewisse Kraft, um 

 in Bewegung gesetzt zu werden, ausserdem müssen sie die Eeibung 

 der Feder an dem berussten Papier der Trommel bewältigen, was 

 alles bei kleinen Veränderungen des Blutdruckes in den Venen eine 

 grosse Eolle spielt. Um diese Nachtheile zu vermeiden, construirte 0. 

 folgenden Apparat: 



Der Apparat besteht aus einem 200 Millimeter langen Röhrchen, 

 dessen Durchmesser 3 Millimeter beträgt, und welches unten, unter 

 einem Winkel von 120 bis 130^ abgebogen ist. Oben läuft dieses 

 Röhrchen in ein kleines Kölbchen aus, dessen Volum 5- bis lOmal 

 grösser ist, als das Volum des Röhrchens, von der Knickung an be- 

 rechnet. Dieses Kölbchen ist oben mit einem Hahne versehen. Das 

 untere Ende des Röhrchens wird mit der Vene durch Canüle mit 

 Schlauch verbunden, die vorher mit Sodalösung gefüllt worden sind. 

 Das Manometerrohr wird mit Picrokarminlösung gefüllt. Das Thier 

 muss in solcher Lage befestigt werden, dass sich die Verbindungs- 

 stelle der Vene in gleicher Höhe mit dem Flüssigkeitsniveau in dem 

 Manometer befinde. Der Raum im Manometer und in dem Kölbchen 

 oberhalb der Flüssigkeit wird bis zum Hahne mit Luft gefüllt. Ist der 

 Venenblutdruck dem atmosphärischen Drucke gleich, so bleibt das 

 Flüssigkeitsniveau in derselben Höhe. Dieser Punkt bildet den Null- 

 punkt. Wird der Blutdruck in der Vene kleiner oder grösser, so hebt 

 sich darnach oder sinkt das Niveau; da aber das Röhrchen ein ver- 

 schlossenes Manometer bildet, so verändert sich der Luftdruck — die 

 Schwankungen hängen also von dem Umfange des Kölbchens ab. 

 Trotzdem die Schwankungen im verschlossenen Röhrchen kleiner sind 

 als im Wassermanometer, ist der Apparat sehr empfindlich; ausser- 

 dem kann man ihn jeden Augenblick, falls die Schwankungen zu klein 

 sind, durch Oeffnen des Hahnes in ein gewöhnliches Wassermanometer 

 verwandeln, ohne dass dadurch der Nullpunkt verschoben würde. Sind 

 die Schwankungen zu gross, so kann man sie wiederum durch Ver- 

 schluss des Hahnes verkleinern. Die Schwankungen werden viel rascher, 

 da die Flüssigkeit im verschlossenen Röhrchen nicht so erheblich 

 steigen kann, wie in dem Wassermanometer. 



Das Manometer wird in einem Behälter befestigt, in dessen vor- 

 derer und hinterer Wand sich je ein 1 Millimeter breiter Spalt befindet, 

 durch welchen hindurch man mit parallelstrahligem Licht den con- 

 caven Meniscus als dunklen Streifen projiciren kann. Stellt man den 

 Behälter mit dem Röhrchen an der vorderen Wand einer Dunkel- 

 kammer vor der Linse auf, so erhält man hinter der Linse das Bild 

 des hellen Spaltes, welches man durch Verschieben des Behälters ver- 

 kleinern oder vergrössern kann. Lässt man das Bild auf empfindliches, 

 sich verschiebendes Bromgelatinpapier fallen, so erhält man die Ver- 

 änderungen der Lage des Meniscus als eine helle Linie auf dunklem 

 Grunde. Auf diese Weise werden die Nachtheile des Wassermano- 

 meters und des Polygraphion beseitigt. Bei entsprechender Aufstel- 

 lung kann man auf demselben Papierstreifen die Zeit, den Arterien- 

 blutdruek, den Herzschlag und die Athembewegungen photographiren. 



