342 Centralblatt für Physiologie. Nr. 14. 



sinnreichen Vorrichtungen gelungen, sich, etwa wie das Ludwig "sehe 

 Kymographion. als allgemein gebräuchliches Inventarstück in den 

 Laboratorien einzubürgern; fast jeder thätige Experimentator sucht 

 sich wieder auf seine eigene Art zu helfen. Offenbar muss eine all- 

 seitig befriedigende Lösung dieser anscheinend so einfachen Aufgabe 

 zur Zeit noch fehlen. 



Die Anforderungen an einen Apparat für künstliche Athmung sind 

 gegen früher bedeutend gewachsen. Man will 'selbstverständlich auto- 

 matische Vorrichtungen, um die Hand eines Crehilfen zu ersparen und 

 grössere Eegelmässigkeit zu erzielen. Ausserdem hat man die Er- 

 fahrung gemacht, dass die üblichen Einblasungen durchaus nicht so 

 harmlose Eingriffe sind, wie man früher glaubte, sondern theils durch 

 Hemmungsreflex das Athemcentrum, theils als mechanische Hinder- 

 nisse die Füllung des Herzens und den Lungenkreislauf, und damit 

 die Herzarbeit erheblich beeinflussen. '=") Man wird daher von einem 

 Eespirationsapparate verlangen müssen, dass sein Gang nach ver- 

 schiedenen Eichtungen möglichst rasch und leicht variirt und aus- 

 probirt werden könne, um denselben jederzeit dem Bedürfniss anzu- 

 passen und doch innerhalb unschädlicher Grenzen zu halten. Auch 

 hat man mehrfach versucht, den positiven Einblasungsdruck durch 

 einen negativen zu ersetzen, die Lunge auszusaugen, statt sie aufzu- 

 blasen; doch wird auch hier dieselbe sorgsame Controle nöthig sein. 

 Namentlich wird man sich zu versichern haben, ob man auch wirklich 

 genügende Excursionen des Thorax erhält. 



Der im Folgenden beschriebene Apparat, nach meinen Angaben 

 von dem Mechaniker E. Peschell in Basel 1886 construirt, und 

 seit dieser Zeit in regelmässigem Gebrauch, ist für solche Labo- 

 ratorien bestimmt, welche bereits zu anderen Zwecken über Motoren- 

 betrieb verfügen; der kleinste Motor genügt für ihn. Er setzt ausser- 

 dem, wie mehrere seiner Vorgänger (Apparate von Ewald, C. Leh- 

 mann, Eosenthai), das Vorhandensein eines kräftigen continuirlichen 

 Luftstromes voraus, welchen er rhythmisch zu unterbrechen und zu 

 reguliren hat. Der Luftstrom kann durch ein Wassergebläse (z. B. von 

 Müncke in Berlin) oder durch eine von demselben Motor bew^egte 

 Saug- und Druckpumpe hervorgebracht werden; in letzterem Falle ist 

 ein Windkessel mit Eegulirventilen unentbehrlich. 



Als einen Hauptvorzug des zu beschreibenden Apparats möchte ich 

 neben dem völlig geräuschlosen Gang und der compendiösen tragbaren 

 Form namentlich hervorheben die solide Construction, welche es dem 

 Experimentator gestattet, die einmal eingestellte Vorrichtung ruhig 

 ihrem Schicksale zu überlassen, ohne zu befürchten, dass durch eine 

 spröd gewordene Kautschukmembran, ein unsicher gewordenes Ventil 

 oder eine Störung im Bereich elektrischer Contacte seine Aufmerksam- 

 keit unhebsam in Anspruch genommen werde. 



Die Unterbrechung des Luftstromes geschieht durch einen luftdicht, 

 auf und nieder bewegten Schieber. Wie aus der unten folgenden Be- 

 schreibung hervorgeht, gestattet der Apparat: 



*) Vgl. hierüber die Zusainineiistelhmg der Thatsaeheu Archiv für Physiol. 

 V. Dubois-Reymond 1885, p. 362 u. 365. 



