344 Centralblatt für Physiologie. Nr. 14. 



So lang i und i^ durch conimuniciren, dauert der Luftstrom durch 



den Apparat, Nun ist aber auch die Grundplatte C selbst mittelst der 



Zahnstange a und des Triebes h horizontal verschiebbar, so dass die 



Schlitze ii^ nach Belieben auf dem höheren oder niedrigeren Theil 



des Schieberausschnittes spielen, wodurch bei gleicher Frequenz der 



Luftstösse die Oeffnungszeit innerhalb weiter Grenzen verkürzt oder 



verlängert werden kann. Besondere graphische Versuche zeigten, dass 



Tr , ..1^ • Oeffnungszeit . ^ i • ^ , 



das Verhaltniss — ci-^-^— —.-,— von 1 : 9 bis 5:4 variiren konnte. 

 Schlusszelt 



Mittelst einer an der Grundplatte eingeritzten Scala kann die einmal 



ausprobirte Sehieberstellung jederzeit wieder hergestellt werden. Die 



Frequenz der Einblasungen kann verändert werden zunächst durch 



Schnurwechsel an der vierfachen Schnurrolle; ausserdem kann die 



Zugstange K so gestellt. werden, dass der Luftstrom bei jeder Auf- 



und Abwärtsbewegung oder blos bei der Hebung des Schiebers, also 



halb so oft, unterbrochen wird. 



Der Apparat ist, falls nur ein genügend kräftiges Gebläse an- 

 gewendet wird, für Versuchsthiere verschiedenster Grösse, vom Kaninchen 

 bis zum grösseren Hunde, verwendbar. Um die Stärke des Luftstromes 

 zu reguliren, ist am Ausflussrohr P eine ausgiebige dreieckige Eeserve- 

 (iffnung angebracht, welche durch eine mit Anschnitt versehene, an 

 einem Griff drehbare Hülse beliebig weit geöffnet oder geschlossen 

 werden kann. Die Stellung dieser Hülse kann gleichfalls an einer Scala 

 abgelesen werden. Ausserdem steht es frei, bei geöffnetem ßeserve- 

 schlitz durch Verengerung des zur Trachea führenden Schlauches die 

 Luftzufuhr noch mehr zu beschränken. 



Xoch grössere Gleichmässigkeit, namentlich bei Anwendung nega- 

 tiven Druckes, erhält man, wenn man das Wassergebläse durch eine 

 leichtgehende doppelcylindrige Luftpumpe ersetzt, wie sie z. B. der 

 Mechaniker E. Posch eil auf Veranlassung von Prof. Schmiede- 

 berg für das pharmakologische Institut in Strassburg eonstruirt und 

 in vorzüglicher Ausführung geliefert hat. Ein Windkessel mit Eegulir- 

 ventilen ist hier allerdings unerlässlich. 



Um den Apparat auf seine Brauchbarkeit, zunächst unter An- 

 wendung positiven Druckes, zu prüfen, wurden an Kaninchen eine 

 Anzahl Controlversuche ad hoc angestellt, wobei möglichst auf alle 

 der Beobachtung zugänglichen Factoren geachtet wurde. Neben der 

 Frequenz der Einblasungen wurde, mittelst eines mit der Tracheal- 

 canüle verbundenen Fi ck 'sehen Federmanometers, die Höhe des dabei 

 erreichten positiven Maximaldruckes oder negativen Minimaldruckes 

 bestimmt, wobei nur möglichst reibungslos geschriebene Curven mit 

 horizontalen Scheiteln verwendet und die erhaltenen Ordinaten auf 

 Grund sorgfältiger Graduirung in Millimeter Hg umgerechnet wurden. 

 Die Eeguliruug der Druckhöhen geschah mit Hilfe der verstellbaren 

 Eeserveöffnung; das Verhaltniss zwischen Oeffnungs- und Sehlusszeit 

 ergab sich mittelst Graduirung durch eine Marey'sche Trommel aus 

 der Stellung der Grundplatte C. In sechs Versuchen wurde gleich- 

 zeitig am Kymographion mit langer Eolle der Blutdruck verzeichnet. 



Ich stellte mir nun die Frage: Mit welchen kleinsten Druck- 

 maxima, respective -Minima und mit welchen kürzesten Oeffnungszeiten 



