Nr. 16. Centralblatt für Physiologie. 417 



uur als Yerschlussmittel und wird dadurch eine neue Form eines 

 F e der mau o m eter s erzielt. 



Eine Experimeutalkritik beider Apparate ergibt einige interessante 

 Thatsachen. von denen hier nur die Messung der eintretenden Flüssig- 

 keitsmengen, im Vergleiche zu anderen bisher benützten Apparaten 

 hervorgehoben werden mag. 

 Es ergaben sich: 



KubikiiüUimeter 

 Für Haies Eöhren von 3 Millimeter Lichtung .... 8295 



Manometre metallique inscripteur 4400 



Hg-Manometer von 3 Millimeter Lichtung 353 



Flachfedermanometer von Fick 107 



Gummimanometer v. H. 10 Millimeter Membrandurehmesser 66 



7 10 

 „ „ 7 „ „ bei An- 

 wendung der Lufttransmission 90 



Diese Tabelle spricht zu Gunsten der von H. construirten Appa- 

 rate. Da nun eine kleine Hilfsvorrichtung zur raschen Graduirung der 

 Instrumente von H angegeben wird, so erhält man mit dieser Vor- 

 richtung auch absolute Masse des Blutdruckes. 



Wenn noch berücksichtigt wird, dass das Bild der Pulscurven, 

 welche von den beiden Apparaten geliefert werden, den Sphygmo- 

 grammen sehr ähnlich sind, so muss die Bemühung H.'s einen hand- 

 hehen blutdruckmessenden Apparat zu liefern, als gelungen bezeichnet 

 werden. 



Ausser diesem Apparat beschreibt H. noch ein Maximum- und 

 Minimumquecksilbermanometer. Von den bisher üblichen solchen 

 Apparaten unterscheidet sich das von H. hauptsächlich dadurch, dass 

 das Maximum und Minimum gleichzeitig gemessen werden. 



In der zweiten Abhandlung werden die Eesultate einiger Unter- 

 suchungen mit diesen Apparaten mitgetheilt. 



Die Aenderung der pulsatorischen Druckschwankung in der 

 Kaninchencarotis bei Sympathicus und Depressorreizung, ferner bei 

 anderen Eingriffen am Gefässsysteme zeigt sich iu einer Weise, 

 welche die Erfahrungen früherer Untersuchungen bestätigt. 



Mit zunehmendem Drucke zeigt sich eine Abnahme der Höhe 

 und eine Verminderung der Celerität der Pulscurve. Bei Abnahme 

 des Druckes nimmt die Höhe, sowie die Celerität der Pulscurve zu, 

 während der absteigende Curvenschenkel rascher abfällt als in der 

 Norm (schnellender Puls). 



Ausserdem macht H. noch einzelne Angaben über das zeitliehe 

 Auftreten der secundären Wellen, bei wechselndem Blutdrucke. 



Klemensiewicz (Graz). 



Physiologie der Drüsen. 



M. "Weber. Ueher neue Hautsecrete hei Säugethieren (Archiv für 

 mikroskop. Anatomie XXXI, S. 499). 



Verf. hatte bereits früher (1886) den sogenannten rothen Schweiss 

 des Nilpferdes untersucht, welcher das normale Secret gewisser 



