422 Centralblatt für Physiologie. Nr. 16. 



Physiologie der Sinne. 



R. A. Fick. Ein neues Ophthalmotonometer (Verhandlung d. physik.- 

 raed. Gesellsch. zu Würzburg, N. F. XXII, Nr. o). 



Das nach der Mittheihmg- von A. F. in diesem Bande des Central- 

 blattes für Physiologie, S. 75, besprochene Ophthalmotonometer bildet 

 den Gegenstand einer ausführlicheren theoretischen Erörterung und 

 praktischen Prüfung, welche der Sohn R. A. F. durchgeführt hat. 



Einer mathematisch-physikalischen Betrachtung sind die bei der 

 Tonometrie des Auges in Betracht kommenden Verhältnisse nur zu- 

 gänglich, wenn man erstens die Starrheit der Sklera, zweitens die 

 Abweichungen des Augapfels von der Kugelgestalt, als ihrer Kleinheit 

 wegen für vernachlässigbar ansieht. Der intraoculäre Druck bewirkt 

 normalerweise eine Wandspannung des Bulbus, welche ihm das 

 Gleichgewicht hält und welche unter der genannten Voraussetzung 

 eine sehr einfache Function des ersteren ist. Wenn nämlich P der 

 hydrostatische (intraoculäre) Druck, T die Wandspannung und r der 

 Eadius des Bulbus ist. so ist: 



Da jene Vernachlässigung, füglich für den Augapfel gemacht, 

 auch die Elasticität der Sklera als Null betrachtet werden kann, so 

 könnte man die Wandspaunung als Mass des intraoculären Druckes 

 betrachten. Jede Messung der Spannung der Sklera wäre aber gänzlich 

 unausführbar und deshalb jede tonometrische Methode, bei welcher 

 diese in Betracht kommt, von vorneherein aussichtslos. Will man 

 deshalb einen Weg einschlagen, der Erfolg verspricht, so muss die 

 ganze Wandspannung aus den Versuchsbedingungen ausgeschaltet 

 werden. Es geschieht das, indem eine kleine Platte so auf den 

 Bulbus aufgesetzt wird, dass sie denselben in ihrem Bereiche platt 

 drückt. Dann ist man sicher, dass hier die Sklera entspannt und der 

 hydrostatische Druck an dieser Stelle ausschliesslich von der aufge- 

 drückten Platte, nicht mehr von der Sklera getragen wird. Es ist 

 selbstverständlich, dass das Plattdrücken einer Stelle der Sklera mit 

 einer Drucksteigerung im Bulbus einhergehen muss, und es fragt sich, 

 ob man demnach nicht vielmehr den durch die Manipulation verän- 

 derten, als den gesuchten intraoculären Druck misst. 



Verf. glaubt den durch die Methode eingeführten Fehler als un- 

 bedeutend erklären zu können, denn mau kann die aufgesetzte Platte 

 sehr klein machen. Eine solche von vier Millimeter Radius bewirkt 

 aber nur eine Verkleinerung des Bulbusvolumens um '/.-iss oder um 

 15'0 Kubikmillimeter. Es ist klar, dass diese kleine Quantität Flüssig- 

 keit schon durch die natürlichen Abzugscanäle des Auges, die Lymph- 

 und Blutwege aus demselben entweichen kann, so dass die jeweilig 

 vorhandene Druckgrösse auch nach dem Aufsetzen der Pelote zur 

 Geltung kommt. 



Wenn also die Platte in ihrer ganzen Ausdehnung die Sklera 

 berührt, auch nicht so stark auf dieselbe aufgesetzt ist. dass sie au 



