474 Centralblatt für Physiologie. Nr. 18. 



sich, dass im Karamerwasser von Eindsaugen ausser rechtsdrehendei' 

 Paramilchsäure noch zwei andere, in ihrem chemischen Baue bisher 

 nielit erkannte Körper vorhanden seien, deren einer die Polarisations- 

 ebene gleichfalls nach rechts dreht, Wcährend der andere alkalische 

 Kupfer- und Quecksilberlösungen in der Wärme reducirt. Trauben- 

 zucker dagegen, kommt im Humor aqueus nicht vor. 



Sigm. Fuchs (Wien). 



M. Wien. Ueher die Messung der Tonstärke (luaug.-Dissertation 

 [philos.] Berhn 1888). 



Zur Messung der Tonstärke wurde an einem auf den betreffenden 

 Ton abgestimmten Helmholtz'schen Eesonator der in das Ohr zu 

 steckende Ansatz entfernt, die Oeffnung erweitert und die obere Hälfte 

 der Kapsel eines Aneroidbarometers aufgelöthet. Die bei Druckände- 

 rungen im Innern des Eesonators eintretenden Bewegungen der Platte 

 werden auf einen Spiegel übertragen; das Bild eines hellen Spaltes, 

 welches dieser Spiegel in ein Fernrohr wirft, erscheint bei schnellen 

 Oscillationen der Platte als helles, beiderseits scharf begrenztes Band. 

 Die Breite dieses Bandes, mittelst eines Ocularmikrometers zu 

 bestimmen, lieferte ein Mass für die Stärke der Bewegungen der Kapsel. 

 — Es wurden drei Eesonatoren benützt, die auf 220, 337 und 440 

 Schwingungen abgestimmt waren. Als Schallquelle diente ein Telephon, 

 in dessen Drahtwindungen mittelst eines Stimmgabelunterbrechers 

 Stromoscillationen hervorgerufen wurden; zur Vermeidung der Ober- 

 töne wurde auch an das Telephon noch eine Art Eesonator angebracht. 

 Es lässt sich theoretisch zeigen (auch experimentell bestätigen), dass 

 die Bewegungen des Spiegels und somit die Breite des Spaltbildes 

 der Amplitude der auftreffenden Schallwellen direct proportional sind. 

 Die Schallintensitäten sind somit bei einer bestimmten Tonhöhe dem 

 Quadrat der Spaltbreite proportional zu setzen. Eine relative Inten- 

 sitätsmessung ist also auf diese Weise leicht möglich. Die von den 

 Ohrenärzten angestrebte Bestimmung der Schwellenwerthe könnte 

 leicht ausgeführt werden, indem man den Ton durch Einschaltung 

 von Widerständen bis zur Grenze der Hörbarkeit abschwächte und 

 die dann vorhandene Breite des Spaltbildes beobachtete. (Der 

 Apparat könnte zu diesem Zwecke noch eine einfachere als die vom 

 Verf. benützte Form erhalten, indem Spalt und ein Fernrohr von 

 kurzer Brennweite direct an den Eesonator zu befestigen wären.) 



Wendet man Barometerplatten an, deren Eigenton um drei 

 bis vier Octaven höher ist als der zu messende Ton, so folgt der 

 manometrische Apparat den einwirkenden Druckschwankuugen noch 

 mit grosser Genauigkeit und es können daher aus den Ausschlägen 

 auch die absoluten Werthe der einwirkenden Druckschwankungen 

 entnommen werden. Für die meisten Zwecke ist ein solcher „absoluter 

 Eesonator" nicht empfiudhch genug; man kann aber mit Hilfe eines 

 solchen den gewöhnhch zu benützenden „empfindUcheu Eesonator" 

 graduiren und so auch die Angaben dieses letzteren in absoluten Werthen 

 ausdrücken. Berücksichtigt muss dabei noch werden, in welchem Ver- 

 hältniss die Druckschwankungen im Innern des Eesonators zu den- 

 jenigen in der freien Luft stehen; auch dies kann theils theoretisch, 



