710 Centralblatt für Physiologie. . Nr. 25. 



Beim Caiman kann man in der Exspiration zwei Phasen unter- 

 scheiden. Die Athmungsluft wird zuerst aus den Lungen in den 

 Pharynx verdrängt, wo sie eine starke Schwellung der Hyoidgegend 

 verursacht, um später durch Zusammenziehung der Hyoidmuskeln nach 

 aussen entleert zu werden. 



Bei der Inspiration werden nicht nur die Querdurchmesser der 

 Brust durch Erweiterung der Kippen vergrössert. sondern auch der 

 Längendurchmesser, ähnlich wie bei den Säugethieren durch Muskel- 

 wirkung. Diese Muskeln heften sich einerseits an die Abdominalrippeu 

 und andererseits an Leber, Magen und Herz durch Vermittlung einer 

 gemeinsamen fibrösen Hülle. 



Eeizung des centralen Stumpfes des Vagus ruft inspiratorischen 

 Stillstand der Athmung hervor. Leon Fredericq (Lüttich). 



Physiologie der thierischeu Wärme. 



M. Rubner. Ein Calorimeter für physiologische und hygienische Zwecke 

 (Zeitschr. f. Biologie XXV, 400). 



E. hat ein Luftcalorimeter gebaut, das wie das von d'Arsonval 

 benutzte, zu absoluten Wärmemessungen benützt werden kann. Es 

 besteht aus einem Doppelcylinder mit eiförmigem Querschnitte, der 

 nach einer Seite konisch verjüngt ist und nach der anderen ein doppel- 

 wandiges Verschlussstück besitzt. Der Apparat wird bei Thierversuchen 

 horizontal aufgestellt, bei Verbrennungsversuchen mit seiner Längs- 

 axe vertical. Der innere Mantel ist aus Weissblech, der äussere aus 

 mittelstarkem Messingblech. Der zwischen beiden Mantelwänden ein- 

 geschlossene Luftraum ist mit Apparaten zu verbinden, die entweder 

 die durch die Erwärmung der Luft entstehende Ausdehnung derselben 

 oder den von ihr ausgeübten Druck zu messen gestatten. Der innere 

 Luftraum kann durch zwei angebrachte, verschliessbare Röhren venti- 

 lirt werden. Die Aussenfläche des äusseren Oylinders ist blank, alle 

 Innenflächen sind mit Asphaltlack geschwärzt. 



R. hat es vermieden, die Erwärmung der Luft an der Erhöhung 

 des Druckes der im Doppelmantel eingeschlossenen Luft abzulesen; 

 er sucht vielmehr die Erwärmung an der Menge der durch die Aus- 

 dehnung ausgetriebenen Luft zu bestimmen, welche er, ähnlich wie 

 d'Arsonval, in einer Glasglocke unter Petroleum auffängt. Dieses 

 Volumeter besteht aus einem cylindrischen Gefässe aus Weissblech, 

 an dessen Boden ein mit dem Mantelraum des Calorimeters coramuni- 

 cirendes (eventuell durch einen T-Ansatz mit der Atmosphäre zu ver- 

 bindendes) Rohr endet. In das Petroleum taucht eine messingene, cylindrische 

 Glocke, welche an einem Faden hängt, der ein leicht bewegliches Rad 

 umschlingt und am anderen Ende ein Gegengewicht trägt. Das Rad 

 lässt durch seine Drehung die verticalen Excursionen der Glocke ab- 

 lesen. Die Eintheilung ist so gewählt, dass eine Volumzunahnie der 

 Glockenluft um 1'383 Kubikcentimeter einem Grade der Raddrehung 

 der Scheibe entspricht. Das Volumeter zeigte bei Temperaturänderungen 

 nur so geringe Schwankungen des Ausschlages, dass dadurch bei den 

 gewöhnlichen Temperaturschwankungen des Zimmers Fehler nicht ent- 



