Nr. 25. Centralblatt für Physiologie 711 



stehen. Wenn die Glocke für die ausgetriebene Luftmenge nicht genügte, 

 so konnte unter Abschluss gegen das Calorimeter und Oetfnung des 

 T-Eohres die Glocke entleert werden, um zu dernotirten entwichenen 

 Luftmenge die nun neu zutretende zu bestimmen. Wenn der Apparat 

 ausser Function tritt und abkühlt, muss, um das Ansaugen von Petroleum 

 in das Calorimeter zu verhindern, wieder das T-Eohr geöÖnet werden. 

 Bei den Messungen mit dem Calorimeter muss die mit den Temperatur- 

 schwankungen des Zimmers und den Barometerschwankungen erforder- 

 liche Correctur nach vorher gewonnenen Correctionszahlen vorgenommen 

 werden. Will man dies vermeiden, so kann man entweder, wie d'Arson- 

 val, zwei Luftcalorimeter mit zwei Glocken anbringen, welche, durch 

 einen Hebel verbunden, nur die Differenzen ihrer Füllung an der 

 Neigung des Hebels ablesen lassen, oder man liest direct an den zwei 

 nebeneinanderstehenden Volumetern ab, subtrahirt die jeweiligen 

 Zahlen, und kann so die durch die Zimmertemperatur und Barometer- 

 stand eingetretenen Störungen eliminiren. 



Zu Demonstrationszwecken lässt sich eine, im Original nachzu- 

 lesende Yerkoppelung beider Volumeter anbringen. 



E.'s Luftcalorimeter ist sehr empfindlich und zeigt schon bei 

 Einbringung minimaler Wärmequellen nach wenigen Secuuden den 

 Ausschlag am Volumeter an. Das thermische Gleichgewicht Hess sich 

 schon nach 30 bis 40 Minuten erreichen. Die Abkühlung des Apparates 

 dauert weit länger. 



Eine Wärmemessung nach absolutem Masse erfordert aber eine 

 empirische Auswerthung, indem die nach Graden des Volumeters ge- 

 messenen Luftvolumina bei verschiedener Zahl der pro Stunde zu- 

 geführten Galerien (5"5 bis 47-0 Calorien) im Apparate E.'s in ansehn- 

 lichen Differenzen (0-0323 bis 0-0504)'^ verschiedenen Bruchtheilen 

 einer Calorie entsprachen. Das Calorimeter ist insbesondere bei niederen 

 Temperaturen sehr empfindlich. Die graphische Darstellung der Aus- 

 schläge zweier solcher, aus verschiedenem Material gebauter Luft- 

 calorimeter ergab eine zufriedenstellende Uebereinstimmung ihres Aus- 

 schlages. Zum Zwecke der Aichung wird empfohlen, als Wärmequelle 

 durch Bleiröhren strömendes warmes Wasser zu benützen. Kerzen oder 

 Lämpchen als Wärmequelle ergeben stets zu hohe Zahlen, da Ohven- 

 öl, Stearinsäure, Paraffin dabei nie vollständig verbrennen. Die Aichung 

 muss vorgenommen werden, wenn man die zugeführten Wärmemengen 

 dem Volumen nach oder mittelst des Manometers am Luftcalorimeter 

 bestimmen will. E. von Pfungen (Wien). 



Physiologie des Blutes, der Lymphe und der Circulation. 



L. Török. Die Theüung der rothen Blutzellen hei Amphibien (Archiv 

 f. mikr. Anat. XXXH, S. 603). 



Untersucht wurden rothe Blutzellen aus dem strömenden Blute 

 in den Gefässen der Kiemenblättchen und Milz nach Löwit's (Wiener 

 akad. Sitzber., Band XCH) und Flemmings (Archiv f. mikr. Anat. 

 XXIX) Methode; zur raschen Darstellung der Mitosen benützte Verf. 

 verdünnte Essigsäure, der öfters eine Lösung von Methylgrün beige- 



