118 Theodor Homén. 



Abstand zwischen den Electroden genau abgelesen werden. Aus später an- 

 gegebenen Gründen wurden zwei Entladungsröhren mit ungleichen Electroden 

 gleichzeitig in Verbindung mit der Luftpumpe gesetzt. In der einen bestanden 

 die Electroden aus Aluminiumdraht, spiralförmig zu einer Scheibe (« und c) 

 aufgewickelt. Der hintere, gerade Theil des Electrodendrahtes war von einem 

 feinen Glasrohr umgeben, so dass die Electricität ausschlieslich von dem platten- 

 förmigen, vorderen Tbeil der Electroden ausströmte. In dem zweiten Rohr 

 bestanden die Electroden aus zum grössten Theil von umhüllenden Glasröhren 

 bedeckten 0,7 mm dicken Platindrähten. Nur 1 mm der Drahtenden war 

 unbedeckt. Der innere Durchmesser der Entladungsröhren war etwa 1,6 cm. 



Die Luftpumpe war eine Töpplersche Quecksilberpumpe von Bessel-Hagens 

 Construktion l ). Hähne wurden nicht angewandt. Um Luft oder ein anderes 

 Gas in die Pumpe einführen zu können, war eine von Bessel-Hagen, in oben 

 citirter Abhandlung beschriebene specielle Vorrichtung mit der Rohrleitung 

 vereinigt. Ein Druck unter 1,8 mm in der Pumpe konnte auf die von Bessel- 

 Hagen angegebene Weise sehr genau bestimmt werden. Höhere Drucke 

 wurden durch Ablesen des Quecksilberstandes in dem barometerähnlichen 7,8 

 mm weiten Schenkelrohr der obenerwähnten Gaseinlass- Vorrichtung bestimmt. 



Zur Messung der Stärke des durch das Entladungsrohr geführten galva- 

 nischen Stromes diente ein gewöhnliches Galvanometer mit astatischer Nadel 

 und 3 ziemlich dicken, aufgewickelten Kupferdrähten, in 40 Windungen jeder. 

 Das Ablesen geschah mit Spiegel, Tubus und Scala und wurde die Strom- 

 stärke dann in Ampère reducirt. Die Scala war in Millimeter eingetheilt 

 und die Entfernung derselben vom Spiegel bei den meisten Versuchen 2115 mm. 

 Wenn nur eine Drahtleitung benutzt wurde, so entsprach einem Ausschlag 

 von 1 Sealentheil eine Stromstärke von 321 X 10 " Ampère, wie dies durch 

 Versuch mit einem ÜANiELL'schen Normalelement geprüft wurde. Bei zu 

 grosser Stromstärke wurden Brücken vor dem Galvanometer angewandt, und 

 die Stromstärke wieder in Ampère reducirt. 



Zum Rheostatenwiderstand wurde eine Lösung von Jodcadmium in Amyl- 

 alkohol angewandt. Diese Lösung, 1 Theil Jodcadmium auf 10 Theile Amyl- 

 alkohol, wird von Hittorf 2 ), der sehr umfassende electrolytische Untersuchungen 

 gemacht hat, besonders empfoblen, wenn es sich darum handelt, sehr grosse 

 Widerstände hervorzubringen. Ich fand auch die Lösung ganz vortrefflich. 

 Ich hatte 5 Glasröhren (AA, siehe Fig. 3) von ca 85 cm länge und respek- 



!) Bessel-Hagen, Wied. Ann. Bd. 12, p. 425. 1881. 



2 ) Hittoef, Pogg. Ann. Bd. 100, p. 554. 185(1; Wied. Ann. Bd. 7, p. 553, 1879. 



