432 A. F. S UND ELL. 



3. An die Barometerröhre (innere Weite oben und unten 11,1 mm.) 

 wurde oben eine Kugel A (Inhalt 110 ccm.) angeschmolzen; zwischen diese 

 Kugel und die Capillarröhre B (Länge 43 cm., Fläche der Oeffnung 1,63 qmm.) 

 wurde eine kleinere Kugel a (Inhalt 5 ccm.) eingeschaltet. Das Reservoir C 

 (Länge 10 cm., innerer Durchmesser 11 mm.) ist oben verengert und um- 

 gebogen; dadurch ist dem Hineinfallen fremder Körper aus der Trockenröhre G 

 vorgebeugt. Als Trockenmittel wird etwas Phosphorsäureanhydrid angewandt; 

 die Trockenröhre ist oben mit etwas Glaswolle zugestopft und an C mit einem 

 Korke befestigt, der auswendig mit einer Mischung von Harz und Wachs 

 (Wachskitt) luftdicht gemacht wird. Entsteht beim Transport des Instru- 

 mentes irgend ein Eiss in diesem Ueberzuge, stellt man ohne Schwierigkeit 

 eine vollkommene Luftdichtheit wieder her, wenn man den Kitt mit einer war- 

 men Stricknadel zum Schmelzen bringt. Nach beendeter Füllung (wovon das 

 Nähere weiter unten) wird auch das untere umgebogene Ende des Trocken- 

 rohres mit einem Korke und etwas Wachskitt luftdicht geschlossen. In der 

 Biegung sammelt sich die allmählig entstehende flüssige Phosphorsäure, die man 

 von Zeit zu Zeit mit Fliesspapier entfernen muss, damit nicht die Säure den 

 Kork angreifen und den Verschluss unsicher machen möge. 



4. Unten ist an die engere Röhre D eine T-Röhre angeschmolzen und 

 in solcher Weise gebogen, dass die Achse der Röhre LM mit der Achse des 

 offenen Schenkels der Barometerröhre zusammenfällt. Die Enden K und L 

 (Abstand 5 cm.) sind durch einen ziemlich dickwandigen, mit Seide umnähten 

 Kautschuk-Schlauch vereinigt, der durch die Schraube P (Fig. 2, 4 und 5) 

 ein wenig zusammengedrückt werden kann. An M ist der übersponnene 

 Schlauch S (Länge 120 cm., innere Weite 5 mm.) befestigt, durch welchen 

 das Barometerrohr mit dem Reservoire Q (Inhalt 200 cmm.) communicirt. 

 Die Trockenröhre II enthält Chlorcalium. 



5. Fig. 2 zeigt das Barometer als ein ganzes. Die umschliessende 

 Messingröhre ist 95 cm. lang und hat eine innere Weite von 35 mm.; die 

 Wand ist 1,4 mm. dick. Die drei Schlitze für die Ablesung der Kuppen und 

 des Thermometers Y sind 12 mm. breit. Der obere Visir-Ring N ist ganz 

 wie beim WiLD-FuESs'schen Controll-Barometer eingerichtet mit mikrometrischer 

 Einstellung. Auch das untere Visir B ist nach demselben Muster gemacht und 

 kann durch die Schraube T, Fig. 2 befestigt werden. Für die Reise entfernte 

 ich doch diese Schraube und befestigte das Visir im Rohre durch Anlöthen 

 an den hinteren Schlitzrändern, damit keine Verschiebung eintreten möchte. 



Die Barometerröhre vird von oben in die Messingröhre eingeführt, nach- 

 dem man die Hülsen für das Thermometer entfernt hat. Das Capillarrohr B 



