Barometervergleichungen. 433 



sowie das Reservoir C und die Trockenröhre G bleiben auswendig, wo sie 

 durch die beiden Bügel u und v befestigt werden. Die Kugel A ruht in einer 

 Schale « Fig. 3 von Ebenholz, deren cylindrischer Fuss im oberen Ende 

 des Messingrohres genau hineinpasst und durch einige mit ihren Spitzen ein 

 wenig hineinragende Schrauben /3(3 festgehalten wird. Diese Schale muss eine 

 ziemlich weite Durchbohrung besitzen um die Ampulle X Fig. 1 (29,4 mm. 

 weit) durchzulassen. In diese Durchbohrung wird die Barometerröhre durch 

 einen (in zwei Hälften zerschnittenen) Kork jy centrisch befestigt. An das 

 untere Ende des Messingrohres befestigt man in gleicher Weise das untere 

 Ende K der Barometerröhre durch Korke öd Fig. 4. Der übrige Theil liegt 

 ganz frei, wodurch jedoch keine Gefahr entsteht, da das Barometer nur in senk- 

 rechter Lage mit Quecksilber benutzt wird. 



6. Nachdem die Barometerröhre in die Messingröhre installirt worden 

 ist, wird eine Messinghülse als Verlängerung der Hauptröhre angebracht, wie 

 die Fig. 4 zeigt. In dieser Hülse sitzt die Press-Schraube P, durch deren 

 Drehen ein dünner Messingbogen es Fig. 5 das Kautschukrohr KL zusammen- 

 presse Dem Bogen te gegenüber sitzt ein entsprechend ausgeschnittener 

 Kork ijTj, der als Stütze für die engere Röhre D dient. Der Boden EE der 

 Hülse kann entfernt werden; nach der Befestigung des Schlauches S an das 

 Ende M wird der Boden EE angebracht und dann endlich auch das Reservoir 

 Q an das andere Ende des Schlauches angebunden. 



7. Zum Barometer gehört eine Holzscheibe bb (Länge 120 cm., Breite 

 12 cm., Dicke 25 mm.), die man an eine verticale Wand aufhängen kann. 

 Diese Holzscheibe trägt in verschiedenen Höhen drei Halter g t g 2 g 3 für das 

 Reservoir Q. Das Barometer ist oben cardanisch in einer Messinggabel Z 

 aufgehängt. Die Verticaleinstellung geschieht unten durch drei Stellschrauben, 

 die in einem zweiten gabelförmigen, in das Brett eingeschraubten Stücke Z' 

 sitzen. Als Senkloth dient hierbei eine an einem Faden hängende Messingkugel; 

 der Faden ist oben in einem an dem drehbaren Ringe des oberen Visires an- 

 gebrachten Stückchen befestigt und der Durchmesser der Kugel ist so ab- 

 gemessen, dass in der richtigen Verticallage des Barometers der Faden den 

 rechten Kanten der Schlitze genau parallel hängt, wenn die Kugel unten die 

 Röhre gerade berührt. Vorher wird der Visir-Ring in die gehörige, durch 

 Marken angegebene Stellung gedreht. Nach dem Einlothen wird die Kugel 

 entfernt. Die unveränderliche Stellung des Barometers wird durch in die 

 Wand auf beiden Seiten des Brettes eingeschlagene Nägel gesichert. Die Ga- 

 bel Z und Z' haben eine solche Länge, dass das Messingrohr etwa 6 cm. weit 

 vom Brette hängt. 



