436 A. F. SïïKDEL L. 



Leere hervorgebrachte Spannung ist somit (bei gewöhnlicher Zimmertemperatur 

 von etwa 18° C.) hinreichend weit von der Maximalspannung des Dampfes 

 entfernt; eine merkliche Abweichung vom Mariotte'schen Gesetze hat man 

 daher nicht zu befürchten. 



Die Formel 1) setzt die Gültigkeit des Mariotte'schen Gesetzes für sehr 

 kleine Spannungen voraus. Diese Voraussetzung muss man wohl gegenwärtig als 

 berechtigt ansehen. Meine eigenen Versuche hierüber widersprechen auch nicht 

 bestimmt dieser Annahme. Neben der Marke Fig. 1 benutzte ich hierzu 

 einige Marken auf der Kugel A (Striche einer Papierscale) und konnte daher 



ai 



verschiedene Grade von Compression herstellen. Ich fand, dass für— = 0,04, 



0,06 und 0,12 die Werthe von zJB (nach der Formel 1)) merklich gleich waren, 

 wenn /1B etwas gross ist (0,3 bis 0,5 mm.), dass aber für kleinere Vacuum- 

 spannungen JB für die stärkste Compression einige Hundertstel grösser aus- 

 fällt als für die schwächste 1 ). Diese Anomalie sehe ich doch nicht als eine 

 Abweichung von dem Mariotte'schen Gesetze an; viel eher beruht sie darauf, 

 das die Depression J/, wenn sie unbedeutend ist (bei schwacher Compression), 

 wegen des Anhaftens des Quecksilbers im Capillarrohre etwas zu klein aus- 

 fällt. Daher habe ich immer den Werth von h benutzt, welcher durch die 

 grösste Compression (bis zur Marke 0) erhalten wird. 



Führt man in später zu beschreibenden Weise trockene Luft in das Baro- 

 meter wieder hinein und evacuirt von Neuem, so fällt im Allgemeinen die 

 Vacuum-Spannung kleiner aus. Man kann in solcher Weise durch wieder- 

 holtes Austrocknen JB auf etwa 0,07 mm. herabbringen. Ich habe unter 

 sonst gleichen Umständen die Vacuum-Spannung von 0,37 bis 0,07 mm. variiren. 

 lassen und dabei durch wiederholtes Vergleichen mit anderen Barometern ge- 

 funden, dass das Reisebarometer nach dem Anbringen von AB bis auf eine 

 Constante (wegen verschiedener Instrumentenfehler) die richtige Barometer- 

 höhe angiebt. 



12. Die Genauigkeit, mit welcher die Formel 1) die Vacuum-Spannung 

 liefert, kann man nach der Differentialformel 



o\ , , D »,7 Vdv — vdV -, 

 2) cUB = - dh + - r = — _A 



V—v (V—v) 



*) Gerade das Gegentheil hat Herr Dr. P. Schreibet* bei der Untersuchung eines Wild- 

 Fuess'schen Controll-Baronieters gefunden („Ueber das Arago'sche Verfahren etc." in Repertorium 

 der Physik. Bd. 22, S. 162). Der Produet Fz/5 (= C in Herrn Schreibers Abhandlung) nahm mit 

 steigender Compression stark ab. Eine wahrscheinliche Ursache dieser Anomalie wird von Herrn 

 Dr. Pernet hervorgehoben (Zeitschrift für Instrumentenkunde, VI, 1886, S. 380). 



