Barometervergleichungen. 437 



beurtheilen. Der Haupttlieil von V, d. h. der Inhalt der Kugel A, ist durch 

 eingefülltes AVasser bestimmt, dessen Volumen mit Maassflasche und Mensur- 

 cylinder gemessen wurde. In V ist auch der von Quecksilber leere obere 

 Theil der Barometerröhre einzurechnen, dessen Durchmesser = 11,1 mm., der 

 Querschnitt also = 97 qmm. ist. Den Fehler in V schätze ich zu höchstens 

 1 ccm. Das Volumen der kleinen Kugel a wurde durch Wägen mit Queck- 

 silber bestimmt und = 4,95 ccm. gefunden mit einem Fehler von höchstens 

 0,01 ccm. Bei der Compression fiel das Quecksilber in B zu irgend einem 

 Theilstriche zwischen 51 und 59 herab. Der Querschnitt des Rohres, durch 

 Calibriren mit Quecksilber bestimmt, ist = 1,63 qmm.; nimmt man v = Volu- 

 men von « -f- Volumen von B bis zum Striche 55 = 4,95 + 0,09 = 5,04 ccm., 

 so wird der ganze Fehler in v höchstens = 0,01 + 0,006 = 0,016 ccm., was 

 ich auf 0,02 ccm. abrunde. Setze ich als mittlere Werthe V = 123 cm. und 

 h = 5 mm., so wird der von fehlerhaften Volumina herrührende Fehler in zlB 

 höchstens = 0,003 mm. und kommt somit gar nicht in Betracht. Etwas grösser 

 fällt der Einfluss eines Fehlers in h aus. Bei gelindem Anklopfen gegen die 

 Röhre B bekommt man in verschiedenen Messungen derselben Vacuum-Span- 

 nung Depressionen, die von einander um höchstens 0,2 mm. differiren. Setzt man 

 dh = 0,2 mm., so wird der zu befürchtende Fehler in JB = 0,008 mm. Wegen 

 des Anhaftens des Quecksilbers ist doch die von einem Fehler in h verursachte 

 Unsicherheit in JB wahrscheinlich etwas grösser, ohne dass sie doch, wie 

 ich glaube, die für Barometer erster Classe geltende Genauigkeitsgränze von 

 + 0,025 mm. erreicht. 



Eine möglichst fehlerfreie Depression bekommt man wohl am besten auf 

 folgende Weise. Man füllt auch die kleine Kugel a zur Hälfte mit Queck- 

 silber, wodurch die Depression in B zu gross wird; dann lässt man dass Queck- 

 silber in a langsam bis zur Marke sinken; in derselben Zeit steigt die Queck- 

 silbersäule in B (bei fortwährendem Anklopfen), bis sie ihre definitive Stellung 

 erhält, welche notirt wird. Dann wird Q unten in ,g l gestellt; A entleert sich 

 und in B steigt das Quecksilber (bei fortwährendem Anklopfen) zu seiner 

 richtigen Anfangshöhe. Die Differenz der beiden Höhen ist die richtige 

 Depression. Gewöhnlich ist die letztgenannte als richtig bezeichnete Stellung 

 der Quecksilbersäule in B ein wenig verschieden von derjenigen, welche vor 

 der Manipulation für Druckmessung vorhanden war. Man thut daher gut, 

 wenn man die Druckmessung' wenigstens zwei Male durchführt und im Falle 

 verschiedener Resultate von der ersten Messung nur die Stellung des Queck- 

 silbers nach aufgehobener Compression als eine richtige Anfangsstellung ver- 

 werthet. Man hat somit zwei richtige Anfangsstellungen, deren Mittelwerth man 



5G 



