438 A. F. S U N D E L L. 



mit der deprimirten Lage in der zweiten Messung combinirt. Die Quecksilber- 

 säule ist somit unter andauerndein Steigen 1 ) in alle bei der Berechnung 

 der Vacuum-Spannung benutzten Stellungen gekommen, wodurch wenigstens 

 die von der Capillarität verursachten Fehler zwischen möglichst engen Grenzen 

 eingeschränkt werden s ). 



Als Beispiel theile ich hier eine am 19 März 1887 (mit der unten zu 

 erwähnenden Bohre II des Reisebarometers) ausgeführte Messung mit. 



Die richtige Anfangsstellung ist somit unzweifelhaft 68,1 und die Depression 

 ist =72,2 — 68,1 = 4,1 mm. Würde man die erste Stellung 67,5 benutzen, so 

 bekäme man die offenbar zu grosse Depression 4,8 mm. Dagegen geben die 

 zwei letzten Zahlen der ersten Messung schon eine als richtig zu betrachtende 

 Depression 72,3-68,1 = 4,2 mm. 



13. Der Factor — — in 1) schwankt ein wenig mit dem Barometerstand. 



V—v 



Ich habe die folgenden Werthe benutzt. 



Barometerstand. 



v 



V—v 



710 0,0415 



720 0,041!) 



730 0,0422 



740 0,0425 



750 0,0429 



760 0,0433 



770 0,0436 



780 0,0440. 



Die Temperaturveränderungen während einer Vergleichsreihe sind so ge- 

 ring, dass durch dieselben keine messbare Veränderungen in der Vacuum- 

 Spannung hervorgebracht werden. Die Druckmessung wurde am Ende jeder 

 Vergleichsreihe vorgenommen. 



14. Die oben angeführte Formel 1) giebt nicht die volle Vacuum- 

 Spannung. Denn einerseit ist die in B gemessene Druckzunahme ein wenig 

 zu klein, da das Quecksilber auch in C etwas steigt, wenn es in B fällt. 



') Dieses Ansteigen-Lassen des Quecksilbers in allen Barometern vor der Ablesung bezeich- 

 net Herr Direetor Wild als eine unerlässliche Bedingung um die richtige Barometerhöhe erhalten 

 zu können (Ueber die Bestimmung des Luftdrucks, Repertorium für Meteorologie, T. III, N:o 1, 

 S. 61). Ich denke, dass dasselbe Verfahren auch bei Messungen in Capillarröhren vortheilhaft sei- 



2 ) Eine ähnliche Methode habe ich schon früher benutzt um sehr kleine Spannungen zu messen 

 (Ueber eine Modification der Quecksilberluftpumpe, Acta Societatis scient. Fenn., T. XV, S. 179). 



