440 A. F. SïïHDELL. 



Schätzung 1 ccm.) kleiner; daher hatte auch der Reductionsfactor einen ande- 

 ren "Werth (ungefähr 0,087). Es genügt völlig, dass man jede während der 

 Reise nach der Formel 1) berechnete Vacuum-Spannung mit 0,08 ihres Be- 

 trages vergrössert. Diese Correction steigt höchstens zu 0,03 mm. l ). 



15. Das Reservoir Q ruht gewöhnlich im niedrigsten Halter g x . Das 

 Quecksilber im offenen Schenkel steht dabei ungefähr 15 mm. unter dem 

 Nullpunkte der auf der Messingröhre angebrachten Millimetertheilung. Soll 

 eine Beobachtung gemacht werden, so wird Q in <j„ gestellt; das Quecksilber 

 steigt dadurch bis nahe dem Nullpunkte. Jetzt wird der Schlauch S ganz 

 nahe dem unteren Ende des Barometerröhres durch den gabelähnlichen Quetsch- 

 hahn h Fig. 2 zugeklemmt und damit die Verbindung zwischen Q und dem 

 offenen Schenkel aufgehoben. Durch die Schraube P (siehe oben 4 und 6) 

 erhebt man dann die Quecksilberkuppe sehr langsam bis im Visirplane des Null- 

 punktes. Dabei muss man beachten, dass wegen elastischer Nachwirkung des 

 Kautschukrohres KL die Kuppe nachher etwas fällt; daher darf man die 

 definitive Einstellung der Kuppe nicht eher als etwa zwei Minuten nach der 

 ersten vorläufigen Einstellung vornehmen 2 ). Nach der Beobachtung wird erstens 

 die Schraube P zurückgedreht; dann stellt man Q in g l und löst den Schlauch 

 S vom Quetschhahne, wobei das Quecksilber im offenen Schenkel wieder unter 

 Null herabfällt. 



16. Wünscht man das Barometer auszuleeren, so schliesst man die 

 Schraube F, füllt die Kugel A, sowie a und B mit Quecksilber durch all- 

 mähliges Heben von Q und stellt endlich Q in g 3 , wobei sich auch C mit 

 Quecksilber füllt. Dann sticht man den Verschluss des Trockenrohres G mit 

 einer Nähnadel durch; beim nachfolgenden Senken von Q zieht sich das Queck- 

 silber aus C, a, A und dem Barometerrohre ganz zurück und das Barometer 

 wird mit trockener Luft gefüllt. Das Quecksilber wird aus Q und dem Schlauche 

 <5' in seine Flasche ausgeleert und das Barometer ist fertig zum Verpacken 

 (siehe oben 8). 



17. Eine Eigentümlichkeit bei Barometern dieser Art ist noch zu er- 

 wähnen. Ich habe schon an mehreren Exemplaren bemerkt, dass die (ge- 

 wöhnlich positive) Correction eines ganz neuen Instrumentes mit jedem neuen 



') Die Correction ^- h fällt ganz weg, wenn man die Röhre B etwas länger als eine Baro- 



meterhöhe nimmt. Ich habe für das Reisebarometer eine kürzere Röhre gewählt, da mir eine lange, 

 an die Aussenseite der Messingröhre zu befestigende Capillarröhre ihrer Zerbrechlichkeit wegen zu 

 bedenklich schien. 



2 ) Eine ganz gleiche Methode für feine Einstellung einer Quecksilberkuppe benutzt Herr 

 Dr. O. Petterson in Stockholm bei seinem absoluten Hygrometer (Fresenius, Zeitschrift für ana- 

 lytische Chemie, XXV, S. 468.) 



