442 A. F. S UN DELL. 



für Barometerstände zwischen 745,7 und 766,3. Da indessen das Barometer 

 während der Reise einige Male (in Zürich, München und Chemnitz) erheblich 

 tiefer gestanden hatte und da ich nicht hoffen konnte, dass der Luftdruck in 

 Helsingfors in den nächsten Zeiten viel unter 745 sinken würde, sah ich mich 

 gezwungen etwas Luft in das Reisebarometer hineinzuführen, um auch hei 

 gewöhnlichem Luftdrucke einen niedrigeren Stand in demselben hervorzubringen. 

 Bei einem äusseren Luftdrucke von 746—748 mm. und einer Temperatur von 

 + 17° C. war die Réduction auf dem Normalbarometer jetzt = + 22,11 mm. 

 (Mittel aus 5 Vergleichungen) ; den Instrumentenfehler hatte ich früher bei 

 demselben Barometerstande = + 0,25 mm. gefunden. Die Spannung der ein- 

 geführten Luft war somit bei einem Volumen bis zu 747 und einer Temperatur 

 von +17° C = 21,86 mm. Für anderen Stand und andere Temperatur wurde 

 die Spannung der Luft im Barometer nach dem Mariotte-Gay-Lussac'schen 

 Gesetze berechnet und zum beobachteten Stande des Reisebarometers hinzu- 

 addirt, der dann mit dem gleichzeitig abgelesenen Stande des Normalbarometers 

 verglichen wurde. In dieser Weise erhielt ich die Fehler des Reisebarometers 

 bis zu 720 hinab. Sämmtliche benutzte Vergleichungen mit dem Normal- 

 barometer sollen unten mitgetheilt werden. 



20. Nach abgeschlossenem Vergleiche wurde das Reisebarometer de- 

 montirt. Nachdem die Glasröhre aus der Messingröhre herausgenommen worden 

 war, konnte man die wahre Ursache der Veränderlichkeit in der Differenz 

 gegen das Normalbarometer feststellen. Im oberen Theile der Röhre zeigte 

 sich ein äusserst zarter grauer Beschlag, der von ungefähr 729 bis zu 757 

 reichte, und besonders deutlich bei 745 hervortrat, also gerade in der Gegend 

 vorhanden war, wo die Kuppe eine stärkere Convexität gezeigt hatte und wo 

 die Depression der Barometerhöhe am grössten war. 



Die Röhre wurde jetzt mit concentrirter Salpetersäure gereinigt und nach- 

 her mehrmals mit destillirtem Wasser, zuletzt auch mit absolutem Alcohol 

 gewaschen und getrocknet. Der graue Beschlag verschwand hierdurch voll- 

 ständig. Doch zeigte sich bei auffallendem Lichte in derselben Gegend der 

 Röhre ein eigenthümlicher metallischer Glanz, wovon man in durchfallendem 

 Lichte nichts bemerken konnte. Die Röhre wurde wieder im Barometer ein- 

 geführt und mit Quecksilber gefüllt, wobei es sich zeigte, das der graue Be- 

 schlag wiederum im metallglänzenden Theile der Bohre nach ziemlich kurzer 

 Zeit erschien. 



21. Ich beschloss daher die Röhre vorläufig zu verwerfen und für künftige 

 Untersuchung der inneren Wand aufzubewahren. Anstatt derselben bereitete 

 ich für das Reisebarometer eine andere Fuess'sche Röhre (innere Weite 8,5 mm.), 



