Barometervergleichungen. 443 



die bei meinem vorigen Barometerversuche gedient hatte. Der obere Theil 

 der Röhre wurde vor dem Anbringen der Kugel A mit einem Balle von feinem 

 Handschuhleder inwendig kräftig frottirt und dadurch von jeder Unreinlichkeit 

 befreit. In gleicher Weise wurde auch der untere Schenkel gereinigt. Die 

 Constanten dieser Bohre, die ich als Röhre II bezeichnen werde, sind die 

 folgenden: innerer Querschnitt der Röhre 5 = 1,65 qmm., der der Barometer- 

 röhre = 57 qmm., Volumen V von 65 in der Capillarröhre bis zu 750 = 120.21 

 ccm., v von 70 in der Capillarröhre bis zur Marke = 6,07 cmm. Hiermit 

 bekommt man folgende Tafel für die Berechnung der Vacuum-Spannung. 



Die nach 1) berechnete Vacuum-Spannung muss man wegen der Spannungs- 

 zunahme in C etc. (siehe 14) mit 0,064 ihres Betrages vermehren. 



Die Bohre II benutzte ich bei einigen Vergleichungen in Helsingfors 

 sowie während der Reise nach St. Petersburg. 



22. Das zum Reisebarometer benutzte Quecksilber wurde mit Eisen- 

 chlorid gereinigt und nachher von mir im WRiGHT'schen Destillationsapparat 1 ) 

 destillirt. Der Apparat war mit meiner Luftpumpe verbunden; die Spannung 

 überstieg während des Destillationsprocesses nicht 0,01 mm. Das destillirte 

 Quecksilber schien ausserordentlich rein zu sein und hinterlies keine Spuren 

 bei der Passage durch einen Papiertrichter. Allmählig schien es sich doch immer 

 mehr zu oxydiren, da die im Papiertrichter hinterlassenen Spuren mit jeder 

 neuen Füllung immer reichlicher wurden. 



Dazu traf meinen Barometer in Berlin ein Missgeschick, das einen Ein- 

 fluss auf das Quecksilber haben könnte und das ich hier nicht unerwähnt 

 lassen darf. Ich hatte das Barometer am 2 August im Meteorologischen 

 Institute aufgestellt und wollte soeben nachsehen, ob die Vacuum-Spannung 

 hinreichend klein war, als der Schlauch S zersprang in der Nähe der Stelle, 

 wo der Quetschhahn h Fig. 2 angeklemmt wird. Ungefähr die Hälfte der Queck- 

 silbermasse verbreitete sich hierbei auf dem Boden, der mit steinernen Täfelchen 

 gepflastert war. Mit grosser Gefälligkeit erboten mir die Beamten des Institutes 



') Zeitschrift für Instrumentenkunde 1882, S. 461. 



