444 A. F. SïïNBELL. 



neues Quecksilber, was ich doch ablehnte, da das vom Boden wieder auf- 

 gehobene Quecksilber, nachdem es vom Staube gereinigt worden war, augen- 

 scheinlich keine erhebliche Veränderung gelitten hatte und es mir daher richtig 

 schien, die Expedition mit derselben Quecksilbermasse durchzuführen. Ich 

 wollte auch nicht den Schlauch verwerfen, sondern verstärkte ihn nur durch 

 Umnähen mit einem starken Bande. Nachdem das Barometer wieder gefüllt 

 worden war, hatten die Kuppen in beiden Schenkeln dem Augenscheine nach 

 ihre frühere Gestalt; die Capillarität schien also unverändert zu sein. Der 

 beste Beweis aber für den unveränderten Zustand des Barometers gaben die 

 unmittelbar folgenden Vergleichungen mit dem Controllbarometer Wild-Fuess 

 N:o 79, die ungefähr dasselbe Resultat ergaben wie die Vergleichungen mit 

 demselben Instrument in Hamburg an der Seewarte, Juni 28 — 29. 



Wegen der Ursache des Unglücks ist folgendes zu bemerken. Der Schlauch 

 war derselbe, der vom ersten Anfange meiner Barometeruntersuchungen gedient 

 hatte. Als das Reisebarometer vollendet war, konnte ich in Helsingfors keine 

 Schläuche von derselben Güte kriegen; ich zog es daher vor den alten Sclauch 

 zu benutzen, der mir noch hinreichend stark erschien. Er hielt auch später 

 im reparirten Zustande die ganze Zeit aus bis zur Demontirung des Baro- 

 meters. Nachher habe ich mit dem neuen Rohre auch einen neuen Schlauch 

 angebracht. 



Auch das Quecksilber behielt ich unverändert bis zur Demontirung des 

 Reisebarometers. Dann wurde es einfach mit concentrirter Schwefelsäure ge- 

 reinigt, mit Wasser gewaschen und getrocknet. 



23. Das Thermometer des Reisebarometers ist vor einigen Jahren von 

 G. Reinhardt in St. Petersburg angefertigt und in halben Graden Celsius 

 getheilt. Seine Correction für die in Frage kommenden Temperaturen ist 

 = _0°,45, wie ich durch Vergleichung mit einem von mir nach den Vorschriften 

 des Herrn Dr. Pernet 1 ) untersuchten Normalthermometer gefunden habe. In 

 der Nähe des Nullpunktes ist die Correktion des Thermometers Reinhardt 

 nur -0,°2. 



24. Der Maassstab des Barometers wurde besonders untersucht, da die 

 Theilung nicht ganz gelungen erschien. Als Normolmaas wurde hierbei eine 

 auf einem soliden der Meteorologischen Centralanstalt zugehörigen Messings- 

 stab aufgetragene Millimeterscala benutzt, die ich mit dem im physikalischen 

 Laboratorium der Universität aufbewahrten Meter-Etalon F„ 2 ) verglichen hatte. 

 Den Abstand — 800 auf dem Normalmaasse fand ich (bei + 19,°6 C.) =800,104 



l ) Travaux et Mémoires du Bureau international de poids et mesures, T. I, Seconde Partie. 

 -) S. Lemström, Justering af normalmått, Acta Societatis scient. Fenn. T. XI, S. 75. 



