446 A. F. S U N D E L L. 



Tafel I für die Striche des Barometermaassstabes. 



Tafel II für die Striche des Nonius. 



Der Theilungsfehler ist somit nicht ganz klein, besonders im Nonius. 

 Bei der Theilung mussten wir uns auf die Richtigkeit der Schraube der Theil- 

 maschine verlassen. Bei späteren Theilungen haben wir dagegen eine Milli- 

 meterscala abcopirt, die nach einem der Aichungs-Commission in Helsingfors 

 zugehörigen, von der „Société Genevoise'' getheilten Millimetermaassstabe ge- 

 theilt worden war. Diese späteren Theilungen (z. B. das oben erwähnte Normal- 

 Maass der Meteorologischen Centralanstalt sowie der Maassstab meines Normal- 

 barometers) sind sehr gut ausgefallen, da die relativen Theilungsfehler einen 

 Hundertstel eines Scalentheiles kaum erreichen. 



25. Schliesslich will ich noch erwähnen, dass die Construction meines 

 Reisebarometers eine mechanische Reinigung des unteren Schenkels erlaubt. 



