Barometerverglt ichungt n. 447 



In dieser Hinsicht muss man den Schlauch KL Fig. 1 entfernen; dann kann 

 man ohne Schwierigkeit einen auf einem Metalldrathe befestigten Lederball in 

 den Schenkel KF einführen und denselben durch Frottiren reinigen. Sollte 

 das nicht genügen, benutzt man anstatt des Lederballes einen mit Salpeter- 

 säure getränkten Baumwoll wisch. Die Säure wird dann sorgfältig ausgewaschen 

 und zuletzt wird noch mit dem Lederballe frottirt. Während dieser Mani- 

 pulationen hält man die Oeffnung L durch einen Kork verschlossen. 



Nach den in 18, 19 und 20 angeführten Erfahrungen wäre auch ein 

 mechanisches Reinigen des oberen Schenkels zuweilen nöthig. Hiezu hat man 

 doch an meinem Barometer keine Gelegenheit. Mann müsste für diesen Zweck 

 das Reisebarometer ganz umconstruiren (etwa nach dem Muster der Köppen- 

 FuESs'schen Barometer N:o 9 und 10 an der Seewarte in Hamburg), damit 

 das Glasröhrensystem für Reinigung leichter zugänglich werden würde. Ich 

 zweifle nicht, dass man mit einer solchen Construction vorzügliche Resultate 

 erhalten würde, wenn man vor jeder Füllung sowohl den unteren als auch 

 den oberen Schenkel mit einem Lederballe kräftig frottirt. 



IL Vergleichungen mit dem Normalbarometer. 



1. Das Normalbarometer ist nach den von mir in einem früheren Auf- 

 satze l ) hervorgelegten Principien construirt. Da ich in der nächsten Zeit auf 

 diesen Gegenstand zurückzukommen beabsichtige, gebe ich hier nur eine kurze 

 Beschreibung sowie eine schematische Abbildung (Fig. 7) dieses Normal- 

 barometers. 



Das eigentliche Barometer besteht aus zwei Reservoiren BB (von 40 mm. 

 innerer Weite) die durch die Glasröhre R (äussere Weite 10, innere 8 mm.) 

 verbunden sind. Diese Röhre ist in den Hals des oberen Reservoires bei K 

 eingekittet, besitzt bei ein Loch und trägt oben und unten (an der rechten 

 Seite in der Abbildung) eine eingeätzte Millimetertheilung ss. Das obere 

 Reservoir ist oben mit der Trockenkugel T, die Phosphorsäureanhydrid ent- 

 hält, sowie mit der Quecksilberluftpumpe L (Inhalt der Kugel 193 ccm.) 

 verbunden. Nachdem eine hinreichende Menge reinen, destillirten Quecksilbers 

 in das untere Reservoir eingebracht worden ist, pumpt man die Luft heraus, 

 wobei das Quecksilber in die Röhre B hinaufsteigt und endlich durch die 

 Oeffnung in das obere Reservoir hineinfliesst. Die Vacuum-Spannung kann 



') Qfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens förhandlingar, XXVIII, S. 82. 



