448 A. F. S UND ELL. 



man bis auf 0,005 mm. herabbringen. Das Reservquecksilber befindet sich in 

 einem Seitenreservoir, das mit dem unteren Reservoire verbunden ist; den 

 Taucher N kann man durch die Schraube P in das Quecksilber hineindrücken 

 und dadurch das nöthige Ansteigen des Quecksilbers vor der Beobachtung 

 bewirken. Alle diese Theile des Apparates sind auf einem Brette angebracht, 

 das an der Wand sehr solid befestigt ist. 



2. Zur Ablesung dienen die beiden Mikrometermikroskope MM, die von 

 hölzernen Schlitten getragen werden. Diese Schlitten sind zwischen zwei an 

 der Wand befestigten soliden Holzbalken beweglich und können in den für 

 Ablesung des Barometers nöthigen Stellungen festgeklemmt werden *). Mit dem 

 Mikrometer misst man den Abstand zwischen einem Striche und seinem von 

 der weiten Quecksilberfläche erzeugten Spiegelbilde; die Hälfte dieses Ab- 

 standes würde dem Abstände der Quecksilberfläche von dem betreffenden 

 Striche gleich sein 2 ), wenn diese Fläche vollkommen eben wäre. Die Weite 

 der Fläche in der Richtung der Visirlinie ist freilich etwa 30 mm.; aber die 

 benutzten Mikroskope haben sehr kleine Objective und können daher nur ein 

 enges Strahlenbündel aufnehmen, in Folge dessen nur der dem Mikroskope 

 nähere, schon ziemlich convexe Theil der Fläche zur Wirksamkeit kommt, 

 wenn der gespiegelte Strich einen etwas grösseren Abstand von der Fläche 

 besitzt. Der unter Annahme eines ebenen Spiegels berechnete Abstand bedarf 

 daher einer Correction, deren Grösse ich durch specielle Messungen bestimmt 

 habe. Das folgende Täfelchen enthält diese Correction für alle Abstände, die 

 in Frage gekommen sind. 



') Dieser Mikrometerapparat ist derselbe, der bei den oben I, 24 erwähnten Untersuchungen 

 der Theilung des Reisebarometers benutzt wurde. 



2 ) Vergl. M. Thiesen, Ueber die Ablesung von Normalbarometern, Zeitschrift für Instrumenten- 

 kunde, 1886, S. 89. 



