Barometervergleichungen, 44! I 



Dieses Täfelchen ist sowohl für die obere als für die untere Ablesung 

 benutzt. Gewöhnlich heben sich also diese beiden Correctionen in der Diffe- 

 renz der beiden Ablesungen einander beinahe auf; sie wurden indessen an alle 

 Messungen angebracht, da sie zuweilen nicht unerheblich (bis mit 0,04 mm.) 

 die abgelesene Höhe ändern. Um die richtige Form der Flächen herzustellen 

 wurde jedesmal vor der Beobachtung das Quecksilber durch den Taucher N 

 langsam gehoben. 



3. Das Normalbarometer war in meiner Wohnung, in einem steinernen, 

 auf festem Felsenboden ruhenden Hause aufgestellt. Die Quecksilberflächen 

 hielten sich gewöhnlich sehr ruhig und die Ablesung war im Allgemeinen mit 

 keinen Schwierigkeiten verbunden. Die Strasse wird nicht oft befahren; das 

 Gehen in den nächsten Zimmern wurde bei einer Beobachtung verboten. Nur 

 bei windigem Wetter konnte ich das Normalbarometer nicht ablesen, da die 

 Quecksilbersäule bei jedem Windstosse in starke Oscillationen gerieth. Bei 

 klarem Himmel war das Tageslicht für die Ablesung hinreichend; sonst be- 

 leuchtete ich den Maassstab von vorne durch ein Licht, das ich in der linken 

 Hand hielt; mit der rechten stellte ich am Mikroskope ein. 



4. Am Normalbarometer sind drei im Jahre 1872 zu Stützerbach in 

 Timringen verfertigte Thermometer in verschiedenen Höhen angebracht. Das 

 obere und untere Thermometer (neben den Reservoiren BB) sind in Zehntel 

 Grad C. getheilt; leider gehen die Scalen nur zu +20°. Das Thermometer 

 in der Mitte ist in Fünftel Grad C. getheilt und gebt bis zu + 25". Inner- 

 halb der benutzten Temperaturgrenzen stimmen diese drei Thermometer unter 

 einander und mit dem Thermometer Reinhardt des Reisebarometers beinahe 

 vollkommen überein ; ich habe daher für dieselben die Correction — 0,°45 C. 

 angenommen (I, 23). 



Bei der Beobachtung wurden immer die Thermometer zuerst abgelesen. 

 Wenn mit /, t 2 t 3 die Ablesungen der Thermometer von unten nach oben be- 

 zeichnet werden, so nehme ich - 



2 



Quecksilbers im Barometer an. In den Fällen, wo die Temperatur über 

 20° C. war (im Juni und August), konnte ich nur das Thermometer in der 

 Mitte benutzen. Bei dieser Wärme war aber die Temperatur im Zimmer sehr 

 gleichmässig; die drei Thermometer differirten unter einander sehr wenig und 



-(t,+t 3 ) stimmte bis auf einige Hundertstel mit t t überein, wenn die Tem- 

 peratur sich + 20° C. näherte. 



Bei höherer Zimmerwärme (17— 20°C. im Juni, August und September) 



K + - (*, + 1 - °°> 45 als Temperatur des 



