Barometerv&rgleichungen. 451 



girte Höhe 749,307 bei + 21,°6 C. abgelesen. Diese Höhe würde 749,412 

 Normaltheilen entsprechen, falls die Temperatur = + 18° C. wäre, ist also bei 

 + 21,°6 C. = 749,412 [1—0,000010 (21,6—18,0)] = 749,385 Normaltheile. 

 Hiezu kommt die Vacuum-Spannung 0,022 (wovon das Weitere unten); die 

 unreducirte Barometerhöhe ist somit = 749,41 und die auf 0° C. reducirte ist 

 = 749,41—2,60 = 746,81 mm. 



6. Die Vacuum-Spannung wird nach der Arago'schen Methode mit der 

 Luftpumpe gemessen, deren Kugel den Inhalt 193 ccm. und deren Capillar- 

 rohr den Querschnitt 1,8 qmm. hat. Ich setze daher V = 193 ccm.; der grösste 

 in Frage gekommene v ist = 0,2 ccm., die grösste Depression = 22 mm. 

 Der Fehler in h kann höchstens 0,5 mm., in V 1 ccm. und in v 0,01 ccm. 

 betragen, somit erreicht der Fehler der Vacuum-Spannung (nach Gl. 2), I, 12) 



kaum 0,001 mm. Auch die Correction -±h (I, 14) kann vernachlässigt werden, 



da a a hier ungefähr 150 qmm. ist. Die Formel 1) (I, 10) genügt somit völlig 

 für die Berechnung der Vacuum-Spannung. 



Die Vacuum-Spannung wurde nicht bei jeder Vergleichung bestimmt, 

 daher erschiene vielleicht ein Anwenden des Mariotte-Gay-Lussac'schen Ge- 

 setzes bei den verschiedenen Vergleichungen nöthig. Das ganze Volumen des 

 Vacuums wurde zu 300 ccm., die ganze Volumen-Variation zu 18 ccm. auf- 

 geschätzt; die grösste vorgekommene Temperaturvariation ist 6° C. geworden. 

 Somit beträgt die Spannungs-Variation wegen der Volumen-Variation ungefähr 

 jy, wegen der Temperatur- Variation nur ^ der ganzen Spannung. Da nun 

 die Vacuum-Spannung bei längeren Reihen 0,011 mm. nicht überstiegen ist, 

 sind somit keine Berichtigungen derselben wegen Volumen- und Temperatur- 

 variation nöthig. Auch der Umstand kann offenbar vernachlässigt werden, 

 dass bei der Messung der Depression eine Papierscala benutzt wurde. 



Das Vacuum erhält sich in ziemlich befriedigender Weise. Vor meiner 

 Reise war die Vacuum-Spannung = 0,011 mm. Bei der Rückkehr, nachdem 

 das Barometer zwei Monate sich selbst überlassen gestanden hatte, war sie 

 = 0,022 mm. Die Zunahme ist wohl der sich allmählig von den Wänden 

 ablösenden Luft zuzuschreiben. Auch der pulverförmige Phosphorsäureanlvydrid 

 kann viele absorbirte Luft enthalten, die er nur allmählig abgiebt. 



7. Ich gehe jetzt zu den Vergleichungen zwischen dem Normalbarometer 

 und dem Reisebarometer über. Die verschiedenen Einstellungen geschahen 

 in der folgenden Ordnung. Erst Hess ich alle Thermometer ab; dann wurde 

 in beiden Barometern die Quecksilbersäule gehörig gehoben. Nach etwa zwei 

 Minuten (welche Zeit mir für die Herstellung der neuen Gleichgewichtslage 



