452 A. F. Sund Ell. 



des Quecksilbers erforderlich schien) wurden die Einstellungen und Ablesungen 

 gemacht, nämlich l:o Einstellung des unteren Mikrometers auf den Spiegel- 

 bild des nächsten Striches; 2:o Einstellung des oberen Mikrometers auf den 

 Spiegelbild; 3:o eine oder zwei Einstellungen des Reisebarometers; 4:o Ein- 

 stellung des oberen Mikrometers und 5:o Einstellung des unteren Mikrometers 

 auf den Spiegelbild. Diese Einstellungen nahmen ungefähr drei Minuten Zeit 

 in Anspruch. Dann wurden beide Barometer durch Senken des Quecksilbers 

 in den ursprünglichen Zustand gebracht. Schliesslich stellte ich die Mikro- 

 meter auf die nächsten Striche des Maassstabes ein und bestimmte auch, wenn 

 es nöthig angesehen wurde, den Werth eines Tromineltheiles. Für diese 

 sämmtliche Manipulationen reichten zehn bis fünfzehn Minuten hin. Gewöhn- 

 lich machte ich eine Vergleichung jede Stunde, nie öfter. 



Das Normalbarometer werde ich der Kürze wegen mit NB, das Reise- 

 barometer mit BB bezeichnen. Ich werde nur die unmittelbaren, uncorrigirten und 

 unreducirten Ablesungen des Reisebarometers anführen, sowie die entsprechenden 

 Differenzen zwischen den corrigirten, auf 0° C. reducirten Höhen der beiden 

 Barometer im Sinne NB — BB. Diese Differenzen sind somit die Correctionen 

 des Reisebarometers an den betreffenden Stellen seiner Röhre. 



Vergleichung en Juni 13 — 14 vor der Beise. 



Juni 13 



14 



Mittlere Abweichung vom Mittel =±0,025. 



Die eingeklammerte stark abweichende Zahl ist vom Mittel ausgeschlossen. 



