454 A. F. S U N D E L L. 



Es ist daher nothig alle Vergleichungen auf den Anfang der Reihe zu 

 reduciren. Hierbei habe ich doch eine etwas kleinere Abnahme (0,01 mm. 

 für je 50 Einstellungen) angenommen, da sonst für die meisten Stellen der 

 Röhre eine Ueberreduction deutlich merkbar wurde. 



Um den Raum zu sparen, ordne ich die in dieser Reihe gefundenen Correc- 

 tionen nach den nächsten vollen Millimetern. Eine Vergleichung gerade in 

 der Mitte zwischen zwei Millimetern ist zu beiden gerechnet. Da die Ver- 

 gleichungen (August 11 — 14) zu wenige sind um ein selbstständiges Resultat 

 zu liefern, ziehe ich dieselben auch hier (mit cursiven Ziffern) ein. 



Vergleichungen August 11 — 14, August 31 — September 25. 



Mittel und mittlere 

 RB Correction. . , . , 



Abweichung. 



746— 748 + 0,26 0,26 0,25 0,27 0,24 0,24 0,27 0,22 + 0,25 + 0,014 



749—751 +0,24 0,29 0,29 0,22 0,23 0,21 0,26 0.23 0,27 0,25 0,026 



752 +0,23 0,22 0,25 0,24 0,29 0,25 0,020 



753—754 + 0,22 0,16 0,20 0,22 0,25 0,27 0,26 0,23 0,24 0,27 0,23 0,026 



755 + 0,24 °> 23 °> 2i °; 23 °> 24 °> 21 °> 23 °> 008 



/ +0,20 0,19 0,18 0,18 0,22 0,29 0,22 Ï 0(m 



\ 0,28 0,24 0,22 0,25 0,26 0,20 0,17/ 



757 +0.15 0.17 0,17 0,19 0,26 0,25 0,23 0,24 0,21 0,24 0,27 . . 0,22 0,035 



758 +0,22 0,18 0,20 0,20 0,22 0,18 0,20 0,22 0,22 0,20 .... 0,20 0,012 

 | + 0.18 0,16 0,17 0,20 0,18 0,21 0,2t 0,17 0,19 0,18 0.16 0,17 "I Q [8 ü01g 

 1 0,18 0,15 0,16 0,16 0,14 0,17 0,23 0,18 0,20 0,14 0,15 0,17/ ' 



760 +0,21 0,18 0,14 0,18 0,023 



761 +0,17 0,12 0,20 0,14 0,20 0,16 0,19 0.19 0,16 0,17 0,022 



762 1+0,21 0,15 0,16 0,13 0,13 0,17 0,14 0,151 „ 15 0017 

 \ 0,12 0,14 0,16 0,15 0,15 0,18 0,12 / 



763 +0,14 0,14 0,18 0,11 0,14 0,18 0,16 0,17 0,15 0,020 



764 ( +0,16 0,19 0,17 0,20 0,19 0,14 0,19 0,14 \ Q lß Q Q27 

 I 0,13 0,11 0,12 0,19 0,11 0,17 0,15 / 



765 +0.16 0,16 0,20 0,13 0,14 0,15 0,17 0,14 0,16 0,16 0,015 



766 (+0,15 0,16 0,13 0,16 0,16 0,18 0,17 \ „ , ? „ 020 

 | 0,15 0,16 0,21 0,18 0,21 0,21 / 



Die ganze Variation in der Correction beträgt somit für die Strecke 

 746 — 766 0,10 mm. Die Gegenden 746 — 755 und 762—766 zeigen sich 

 als verhältnissmässig gut. Die mittlere Abweichung ist am grössten bei 756 — 

 757. Für 760 habe ich leider nur drei Vergleichungen erhalten, da dieser 

 Barometerstand zufälligerweise sonst nur in der Nacht oder an Stunden, wenn 

 ich wegen des Dienstes nicht zu Hause sein konnte, eingetreten ist. 



