BarometervergleicJitmgen. 457 



Die Ungleichförmigkeit der Röhre des Reisebarometers ist wohl sehr zu 

 bedauern; die hieraus entspringende Unsicherheit in den Vergleichsresultaten 

 ist doch nicht zu übertreiben und dürfte in keinem Falle auf 0,05 mm. steigen. 



13. Die Röhre II des Reisebarometers (I, 21) zeigte während einer 

 Reihe von 40 Vergleichungen (1887 Januari 11 — Februar 17) zwischen 739 

 und 781 keine besondere Ungleichförmigkeit; ich finde es daher überflüssig 

 diese Reihe hier mitzutheilen. Die sonst für diese Röhre in Frage kommenden 

 Vergleichungen mit dem Normalbarometer werde ich später anführen. 



Um den Einfluss des Quecksilbers auf die Wand der Röhre so weit wie 

 möglich zu entkräften, wurde bei der Montirung des Reisebarometers mit der 

 Röhre II der Halter g s Fig. 2 etwas tiefer verlegt; das Quecksilber steht 

 jetzt, wenn nicht beobahtet wird, im offenen Schenkel etwa 40 mm. unter 

 Null. Die Stellen der Röhre, welche hauptsächlich benutzt werden, kommen 

 somit nur bei den Einstellungen in Berührung mit der Quecksilberkuppe. 



III. Yergleichungen -während der Reise 1886 Juni 17— August 6. 



Die Reise wurde am 15 Juni angetreten und ging von Helsingfors nach 

 Stockholm mit Dampfschiff, von Stockholm nach Christiania auf Eisenbahn, 

 weiter nach Kopenhagen mit Dampfschiff, über Seeland nach Korsör auf Eisen- 

 bahn, von da nach Kiel mit Dampfschiff, weiter auf Eisenbahn über Hamburg, 

 Brüssel und Utrecht nach Rotterdam, dann mit Dampfschiff nach England 

 und zurück nach dem Continente, weiter auf Eisenbahn über Paris, Zürich, 

 München, Wien, Chemnitz, Berlin und Hamburg nach Lübeck, von welcher 

 Stadt die Rückreise nach Helsingfors mit Dampfschiff am 7 August angetreten 

 wurde. Die Barometerkiste erlitt während der ganzen Reise keine besonderen 

 Stösse; ich behielt sie immer bei mir in der Cajüte oder im Coupé. Der 

 Transport in den Städten geschah im Wagen oder durch Träger. 



Nachdem das Reisebarometer in irgend einer Anstalt aufgestellt worden 

 war, wurde es eine hinreichende Zeit (nicht weniger als zwei Stunden, oft 

 aber bis zum folgenden Tage) sich selbst überlassen, damit es die Temperatur 

 der Umgebung annehmen möchte. Bei den Vergleichungen stellte ich es immer 

 selbst ein. Die Vacuum-Spannung wurde nach jeder Vergleichsreihe bestimmt. 

 Im Allgemeinen wurde die Höhendifferenz zwischen den Nullpunkten der 



