458 A. F. Sundbll. 



verglichenen Barometer geraessen; das Reisebarometer wurde auf das andere 

 reducirt mit 0,00088 mm. für jedes Centimeter Höhendifferenz 1 ). 



Ich kann hier die freundliche Aufnahme nicht unerwähnt lassen, die mir 

 von den Herren Directoren und Beamten der verschiedenen von mir besuchten 

 Anstalten zu Theil geworden ist und für welche ich hiermit meinen warmen 

 Dank ausspreche 2 ). 



l. Stockholm. Königl. Académie der Wissenschaften. Gefäss- Baro- 

 meter Pistor-Martins N:o 579. Dieses Barometer (durch die Vergleichungen 

 der Herren Rykatschew, Hellmann und Chistoni wohl bekannt), ist an einem 

 Pfeiler im physikalischen Cabinete der Académie aufgestellt und dient als 

 Normalbarometer für die meteorologischen Stationen in Schweden. Es ist seit 

 dem Jahre 1863 unverändert beibehalten. Die Röhre scheint noch immer 

 ganz rein zu sein; das Quecksilber im Gefässe ist aber ein wenig oxyclirt. 

 Die Einstellung oben (mit Mikroskop auf die Quecksilberkuppe) ist scharf 

 genug, schwieriger aber unten, wo die Berührung einer bogenförmigen Elfen- 

 beinplatte mit der Quecksilberfläche im Gefässe herzustellen ist. Der Maassstab 

 ist in Pariserlinien getheilt. Es wurde bemerkt, dass die Drehung des Baro- 

 meters um etwa 180° die Höhe der Quecksilbersäule ein wenig (im Mittel 

 um 0,04 1.) änderte. Ich machte daher Einstellungen in zwei Lagen, nämlich 

 in der Lage I: Mikroskop gegen die nördlichen Fenster, und in der Lage II: 

 Mikroskop gegen die südlichen Fenster; das Mittel von beiden Einstellungen 

 wurde mit dem Reisebarometer verglichen. Bei den drei ersten Vergleichungen 

 wurde nur in der Lage I eingestellt; für Lage II sind die (cursivirten) Zahlen 

 durch Abziehen von 0,04 1. von der Ablesung in Lage I gebildet. 



Das Reisebarometer wurde an denselben Pfeiler aufgehängt; der Null- 

 punkt war 13 cm. höher als die Queksilberfläche im Gefässe des Pistor-Mar- 

 tins. Jede 15:te Minute wurde eine Vergleichung gemacht. Beide Barometer 

 wurden von mir eingestellt. 



Im folgenden beziehen sich die verschiedenen Columnen für beide Baro- 

 meter auf Temperatur (für das Reisebarometer wegen Fehler des Thermometers 

 berichtigt), directe Ablesung und auf 0° C. (und Millimeter) reducirten Baro- 

 meterstand (bei dem Reisebarometer für Vacuum-Spannung, Differenz der Höhen 

 der beiden Barometer und Maassstabfehler (I, 24) berichtigt). Als ein Maass 



*) Vergl. Travaux et Mémoires du Bureau international des pois et mesures, T. III, S. D. 44. 



2 ) Vorliegende Arbeit wurde am 16 Mai 1887 der Finnischen Societät der Wissenschaften 

 vorgelegt. Da indessen der Druck derselben erst im September anfing, hatte ich Gelegenheit ver- 

 schiedene Berichtigungen und Ergänzungen hinzuzufügen, welche auf später erhaltenen Mittheilungen 

 (die Barometer in Sèvres und München betreffend) oder Vergleichungen (mit den Barometern in 

 Helsingfors) beruhen. 



